16 H. Wild, Neue Foem magneïischek Variation sinstrumente und 
Bei dieser Gelegenheit sei auch gleich noch beigefügt, dass die Verbindung der Gal- 
vanometer mit den Erdkabeln in derselben Weise wie früher hergestellt ist, also ein posi- 
tiver von Nord nach Süd und ein ebensolcher von Ost nach West in der Erde verlaufender 
Strom an den betreffenden Galvanometern Ablenkungen nach wachsenden Scalentheilen be- 
Avirkt. Die Einrichtung der Galvanometer ist die früher schon beschriebene ^), 
In W sind die Wippen angebracht, vermittelst deren jeweilen bei den directen Beob- 
achtungen zur Ermittlung und Registrirung der Gleichgewichtslage der Galvanometermag- 
nete ohne Strom die Verbindung der Galvanometer mit den Kabelenden unterbrochen und 
diese durch einen dem Galvanometerdraht gleichen Widerstand in sich geschlossen werden. 
Aus dieser Disposition der Instrumente erkennt man sofort, dass der Beobachter dea 
Raum jenseits der Fernröhren gegen die Apparate hin nur behufs Ablesung der Thermo- 
meter in В und G zu betreten hat. Hieraus erwächst der Vortheil einer geringeren Störung 
des Temperatur-Gleichgewichts im betreffenden Local durch den Beobachter. 
6) Justirung des Unifilar-Magnetometers. 
Nach Nivellirung der Theilungsebene des Torsionskreises T und seiner Veitikalaxe 
vermittelst einer aufgesetzten Libelle und der Stellschrauben Q wird der Hohlkörper В in 
der Marmorplatte gedreht, bis das Glasfenster vor den Spiegeln dem betreffenden Ablesungs- 
fernrohr zugewendet ist und darauf durch Anziehen der Mutter am untern Ende des Bol- 
zens А geklemmt. Man löst sodann etwas die beiden übergreifenden Schrauben , welche im 
Grunde des Körpers В den Träger des fixen Spiegels m halten, und dreht ihn, bis er ange- 
nähert die Mitte der Scale in das Ablese -Fernrohr reflectirt, worauf er durch Anziehen 
jener Schrauben geklemmt wird. Der Ring D mit dem Magnetgehäuse wird nunmehr durch 
Drehung um seinen Hohlzapfen bei G angenähert mit seiner Axe parallel dem magnetischen 
Meridian gestellt, der dem Magnet an Gewicht und Durchmesser gleiche, aber massive und 
daher bedeutend kürzere Torsionsstab von Messing in den Suspensionsbügel g (Fig. 6) ein- 
gelegt — er besitzt zur Fixirung seiner Lage in demselben ebenfalls wie der Magnet ein- 
gedrehte Rinnen — und die Suspensionsröhre auf dem Torsionskreis gedreht, bis die der 
Torsionsfreiheit des Suspensionsfadens entsprechende Gleichgewichtslage des Torsionsstabs 
auch angenähert mit der Axe des Ringes Ѣ resp. dem magnetischen Meridian zusammen- 
fällt. Nach Vertauschung des Torsionsstabes mit dem Magnet löst man die Schraube p (Fig. 6) 
und dreht das den Spiegel s haltende Stäbchen, bis der letztere beim Loslassen des Mag- 
nets auch nahezu die Scalenmitte in's Fernrohr reflectirt, worauf j9 wieder angezogen wird. 
Indem man nunmehr abwechselnd den Torsionsstab und den Magnet in's Schiffchen legt, 
bringt man es durch jeweiliges geringes Nachdrehen am Torsionskreis leicht dahin, dass in 
1) H. Wild, Terminsbeobachtangen der erdmagne- [ Pawlowsk etc. Diese Mémoiren T. XXXIII, № 5, 1885 
tischen Elemente und Erdströme im Observatorium zu | pag. 2. 
