18 H.Wild, Neue Form magnetischer Vaeiationsinsteumente und 
verbundenen Spiegelhalter leicht um 90° nach der einen oder andern Seite drehen, Ist dies 
geschehen, so liest man, während noch der Torsionsstab im Magnetschiffchen liegt, am Tor- 
sionskreis genau die Stellung der beiden Verniere — bis auf Minuten — und zugleich die 
Scale im Fernrohr ab, vertauscht den Torsionsstab mit dem Magneten und dreht die Suspen- 
sionsröhre mit ihrem Index so lange, bis man im Fernrohr dieselbe Scalenablesung wie 
vorher erhält. Alsdann steht der Magnet, wie gewünscht, senkrecht auf dem magnetischen 
Meridian und die Differenz der neuen Vernier- Ablesungen am Kreise und der frühern giebt 
zugleich den sogenannten Torsionswinkel des Bifilars an, der die Empfindlichkeit desselben 
bemisst. 
Die in gleicher Weise wie beim Unifilar auszuführende Centrirung des Magnets im 
Instrument und bezüglich der Kupferdämpfer, sowie die Justirung der Spiegel und Scale, 
dass der fixe Spiegel genau die Ablesung 300 an der Scale giebt und der Magnetspiegel 
eine wenig grössere Zahl, erfolgen hier ihrem Hauptbetrag nach besser schon vor den 
letzten eben angegebenen Operationen, d. h. vor der Orientirung des Gehäuses etc. senk- 
recht zum magnetischen Meridian, so dass zum Schluss nur noch ganz unbedeutende Nach- 
justirungen in dieser Beziehung zu erfolgen haben. 
Sowohl beim Unifilar- als beim Bifilar- Magnetometer ist bei dieser Justirung nicht 
ausser Acht zu lassen, dass zum Schluss die Verniere des Theilkreises T eine Zwischen- 
Lage zwischen dem magnetischen Meridian und seiner Normalen annehmen sollen, damit 
sie beim spätem Aufsetzen der Ablenkungsschiene in der einen und andern dieser zwei 
Richtungen nicht unter die Schiene fallen. 
d) Justirung der Lloyd'schen Wage. 
Nachdem der obere Körper des Gehäuses und der Magnet entfernt worden sind, wird 
nach einer auf die Achatplatten aufgesetzten Libelle (Dosenlibelle) die Ebene derselben ver- 
mittelst der Stellschrauben des Fusses horizontal gemacht, darauf der Magnet eingelegt 
und arretirt, das Gehäuse wieder zusammengesetzt, die Schiene (Fig. 10) aufgelegt und 
diese parallel zum Magnet in der Wage orientirt. Zu dem Ende wurden an den Enden der 
Schiene über ihre Mitte herunterhängend Senkel befestigt, und die erstere dann so lange 
gedreht, bis die durch die Senkel gegebene Visirlinie mit der Röhrenaxe des Magnets zu- 
sammenfiel. Auf den Index г an der Schiene stellte man darauf einen der Striche des ge- 
theilten Ringes ein. Je nachdem man nun den Magnet der Llo3'd'schen Wage parallel oder 
senkrecht zum magnetischen Meridian haben will, stellt man über der wie oben orientirten 
oder dann nach der Kreis- Theilung um 90° aus dieser Lage herausgedrehten Schiene eine 
lange, spitz zulaufende Magnetnadel, die auf einer Spitze schwebt, auf und dreht das ganze 
Instrument auf seiner Unterlage bis die Nadel nach Visiren über sie hin parallel der Schiene 
steht. Diese Orientirungen alle lassen sich leicht mit einer Sicherheit von 0°1 ausführen, 
was vollkommen genügt. 
