ZUGEHÖEENDEE PHOTOGEAPHISCHER ReGISTEIE -APPARATE MIT So ALENABLESUNG. 19 
Da das total reflectireiide Prisma die Bewegung des Wagebalkens um seine horizontale 
Axe in eine- scheinbare um eine Vertikal-Axe umwandeln soll, so muss die brechende Kante 
desselben durchaus parallel der Magnet-Axe resp. senkrecht zur Schneide sein und es kann 
daher bei diesem Instrument Fernrohr und Scalenmitte nur in einer Vertikalebene durch 
die Schneide des Wagebalkens aufgestellt werden, was wieder vermittelst der bereits orien- 
tirten Schiene zu bestimmen ist. 
Es bleibt dann nur übrig, das Prisma durch Neigen und leichtes Drehen im Azimut 
vermittelst der betreffenden Correctionsschrauben so zu stellen, dass das Scalenbild vom 
Spiegel des arretirten Magnets^) im Gesichtsfeld des Fernrohrs eine passende Lage ein- 
nimmt und angenähert die Mitte derselben hinter den Vertikalfaden fällt, worauf schliesslich 
noch der fixe Spiegel mit den Correctionsschrauben so zu justiren und die Scale so zu ver- 
schieben ist, dass er genau den Sealentheil 300 mit dem Vertikalfaden im Fernrohr zur 
Deckung bringt und das Scalenbild von ihm nahe über oder unter demjenigen des Magnet- 
spiegels im Gesichtsfeld des Fernrohrs erscheint. 
3. Formeln für die Variationsapparaie und Bestimmung ihrer Consianten. 
a) Variation der Declination. 
Bei den Beobachtungen am Ünifilar-Magnetometer wird jeweilen die Stellung des Verti- 
kalfadens im Gesichtsfeld des Fernrohrs an den beiden übereinanderliegenden Scalenbildern, 
das eine vom Magnetspiegel, das andere vom fixen Spiegel erzeugt, bis auf 0,1 Sealentheil 
abgelesen. Aus diesen beiden Ablesungen, die wir mit n und bezeichnen wollen, ist un- 
mittelbar nur der Unterschied der augenblicklichen absoluten Declination und derjenigen, 
welche dem Sealentheil щ zukäme, abzuleiten. Nehmen wir, wie das nach erfolgter Justi- 
rung der Fall sein soll , an , es stehe die Scale senkrecht auf der optischen Axe des Fern- 
rohrs, die letztere sei auf die Mitte des Magnetspiegels resp. seine vertikale Drehungsaxe, 
die in die spiegelnde Fläche fallen möge, gerichtet und der Scalentlieil (300) befinde sich 
vertikal über oder unter der optischen Axe des Fernrohrs, so ist die Winkeldifferenz cp der 
beiden Declinationen gegeben durch : 
tang2cp = 1 
wo E die in Scalentheilen als Einheiten ausgedrückte horizontale Entfernung der vordem 
getheilten Seite der Glasscale von der hintern spiegelnden Fläche des Magnetspiegels nach 
1) Die Arretirungsschrauben müssen so justirt sein, 
dass die Magnetaxe nach der Arretirung horizontal liegt 
und ebenso auch die Kante der Schneide; ersteres ist mit 
einer auf den cylindrischen Magnet aufzusetzenden Li- 
belle, letzteres dadurch zu prüfen, dass das Scalenbild 
im Fernrohr weder steigt noch fällt, wenn man die Ar- 
retirung löst. Mit dem Niveau ist auch der Parallelismus 
des Magnetspiegels zu einer Ebene durch die Magnetaxe 
parallel zur Schneide zu prüfen. 
3* 
