ZÜGEHÖRENDEE PHOTOGEAPHrSCHER ReGISTRIE -APPARATE MIT Sc ALENABLESUNG. 
21 
Bei unserra speciellen Apparat, wo 1 Theil der Glasscale = 0,9996 mm. ist, muss 
E = 3436,31 mm. werden. Da ferner die Spiegeldicke 1,4 mm, und die Dicke der plan- 
parallelen Versclilussplatte davor 2,7 ram. beträgt, so muss die unmittelbar abzumessende 
Entfernung E' der vordem Fläche der Glasscale von der vordem Spiegelfläche : 
E' =■- 3436,31 H- ^4,1 — 1,4 = 3436,3 mm. 
betragen. 
Der obigen Voraussetzung gemäss ist aber E' die horizontale Entfernung zwischen der 
Glasscalenfläche und der Spiegelfläche, welche daher am besten in der Art gemessen wird, 
dass man längs der vordem getheilten Fläche der Glasscale ein kleines Senkel an einem 
Coconfaden herunterhängen lässt, welches mit seiner Spitze die obere getheilte Seite eines 
zwischen Scale und Spiegel horizontal hingelegten Maassstabes eben bei einem Striche berührt 
oder auch bei dem auf die hohe Kante so hingelegten Maassstab längs eines Theilstrichs der 
Seitenfläche einspielt. Der Maassstab befindet sich in der Höhe des Magnetspiegels, so dass 
eine, dort aus ihm auszuschiebende Languette mit ihrem abgerundeten Ende zur Berührung 
mit dem Spiegel gebracht werden kann. Der bei uns zu diesen Messungen neuerdings benutzte 
Maassstab besteht in einem 4 Meter langen Messingrohr, das auf seiner Oberfläche von dem 
geschlossenen , ebenen einem Ende aus in Decimeter getheilt ist und am andern Ende eine 
in eine Neusilber -Halbkugel endigende engere, etwas über ein Decimeter lange Röhre ein- 
schliesst, welche auszuschieben ist und eine Millimetertheilung von 1 Decimeter Länge hat. 
Diese Theilung ist durch einen Ausschnitt im äussern Rohre vermittelst eines an seiner 
Kante angebrachten Nonius bis auf 0,1 mm. abzulesen und der Nullpunkt des Nonius so 
gewählt, dass man am Schieber den Millimeterstrich 0 abliest, wenn sein kugelförmiges 
Ende in die Ebene des umschliessenden Rohrendes fällt, das selbst dem Theilstrich 0 resp. 
4 m, entspricht. Zur Verminderung der Biegung und besserer Nivellirung wird die Röhre 
bei der Benutzung auf eine 3™4 lange Holzplatte gelegt, die selbst passend unterstützt wird. 
Gemäss meiner mittelbaren Vérification der einzelnen Meter dieses Maassstabs nach unserm 
Normalmeter am 4. August 1884 haben sich für dieselben folgende Werthe in wahren Milli- 
metern ergeben : 
0 — Г" = 1000,22™" 
1 — 2 = 1000,18 
2 — 3 = 1000,33 
3 — 4 = 1000,22 
0 — 4 = 4000,95"™. 
Hieraus folgt für die Längen : 
0"— 3^5 = 0^5 — 4^0 = 3500,84"'°. 
Bei der Abmessung der horizontalen Entfernung der einander zugewandten Flächen 
von Spiegel und Glasscale bei unserem Unifilar- Magnetoraetor wird man also statt auf 
