ZÜGEHÖRENDEE PHOTOGEAPHISCHER ReGISTRIE -APPARATE MIT SCALENABLESUNG. 23 
Hieraus folgt, dass 9 = 66' oder 132 Scalentheile werden darf, ehe die Correction wegen 
der Torsion 0,'025 oder Scalentlieil erreicht, und die letztere wird für 9 = 150' oder 
300 Scalentheile erst: 0,'057 oder wenig mehr als 0,1 Scalentheil. 
Bei unserm Instrument mit Coconfaden können wir also innerhalb der gewöhnlichen 
Declinatiousvariatiouen uns ganz allein an die einfache Formel 2 halten und nur für grössere 
Ablenkungen als 1° erscheint es nöthig zur Formel 3 überzugehen, wobei man ebenfalls 
innerhalb der Scale die Torsion vernachlässigen kann. 
Hätte man dagegen den Magnet an einem Neusilberdraht von 0,07 mm. Dicke auf- 
gehängt, wie wir ihn später beim Bifilar- Magnetometer benutzt haben, so würde für einen 
solchen die Grösse Ä angenähert geworden sein : 
Д = 66' 
und daher hätte man dann : 
9' = 9 . 1,00306. 
Hier würde die Grenze für die Ablenkungen, für welche die Correction wegen der 
Torsion eben 0,025 oder Scalentheil erreicht, sein 9 = 8,'2 oder 16,4 Scalentheile. 
Sie wäre also im Allgemeinen nicht mehr zu vernachlässigen ^). 
Heissen wir nun die absolute Declination, welche der Magnetlage ent- 
spricht, wo auch der Magnetspiegel eben den Scalentheil zeigt, so wird aus 
der Ablesung n am Unißlar- Magnetometer die entsprechende absolute Declination d in 
Minuten allgemein nach der Formel : 
^ л ». \ 1 0,0000463 Д / 1 (и - Ио)^ \ I 
berechnet, die für unser specielles Instrument mit Coconfaden und = 300 übergeht in: 
=z 300) o;5o, Г 
wenn wir uns auf Werthe von w < 120 Scalentheile beschränken. 
Jede absolute Declinationsmessung aber, bei welcher genau gleichzeitig das Unifilar- 
Magnetometer abgelesen wird, liefert eine Gleichung I oder I', in welcher d und n bekannt 
sind und aus der somit ein Werth von d^ i. e. der sogen. Normalstand zu berechnen ist. 
In der zweiten Hälfte des Jahres 1888, wo keine Veränderung durch Justirung am 
Apparat erfolgte, haben sich z. B. folgende Mittelwerthe des Normalstandes aus den abso- 
luten , jede Woche einmal angestellten Declinationsmessungen ergeben : 
1) Ein gleicher Draht ist kürzlich bei unserm Decli- 
natorium für absolute Messungen eingezogen worden, so 
dass die dort zu sammelnden Erfahrungen zeigen wer- 
den, ob es nicht trotz der grössern Torsionskraft wegen 
der Unabhängigkeit des Metalla von der Feuchtigkeit 
und der grössern Constanz gerathener sei, auch beim 
TJnifilar-Magnetometer einen solchen zu verwenden. Auch 
die neuerdings vorgeschlagenen Quarzfaden sollen pro- 
birt werden. 
