24 
H. Wild, Neue Fobm magnetischer Vaeiationsinstkumente und 
àdo 
Juli 
o°i9;i3 
± o;i5 
August 
19,07 
± 0,17 
September 
18,99 
± 0,20 
Octüber 
18,98 
± 0,17 
November 
18,90 
± 0,24 
December 
18,99 
± 0,23 
Diese Mittel sind vom August an je 3 monatliche, also aus 12 absoluten Messungen 
für den mittlem Monat berechnete; die mittlere Abweichung der Einzel -Daten repräsentirt 
fast ganz den Fehler der absoluten Messung. 
Ъ) Variation der Horizontal-Intensität. 
Die einer Aenderung der Horizontal-Intensität entsprechende Drehung des Bifilar- 
magnets kann als eine Veränderung Ç des Torsionswinkels z^, der unmittelbar bei der Ein- 
richtung des Bifilars beobachtet wurde, angesehen werden und zwar erhält man die grössere 
Horizontalintensität H, welche einem neuen Torsionswinkel '( zukommt, im Verhältniss 
zu d, h. derjenigen, welche im Moment der Orientirung des Magnets senkrecht zum 
magnetischen Meridian stattfand resp. also dem Torsionswinkel entspricht, allgemein nach 
der Formel : 
(1 H- cotg taug Q ( 1 -b- ßi) (1 -1- V Я cos cpo) | 
{ siu(^o+aJ 
1 
cos ? (1 -t- taug ё taug Ç) [1 - cotg Фо taug (Ç - І)] (1 -+- ß«o) [1 
H- V я cos (cpo-Ç ( 
WO die Temperatur des Bifilars zur Zeit der Einrichtung der Transversalstelluug des 
Magnets und t diejenige im Moment der Beobachtung, ferner cp^ den Winkel der magneti- 
schen Axe des Magnets in seiner transversalen durch definirten Lage mit dem magneti- 
schen Meridian zur Zeit der Aufsuchung desselben mit dem Magnet in der normalen Lage, 
ferner В die Aenderung der Declination vom Moment der Transversalstellung, wie sie 
1) Diese Formel ist aus der Division folgender zwei 1 staudeu , wovon sich die erste auf den Moment der Ein- 
Gleichgewichtsgleichungendes Bifilarmagnetometers ent- | riclituug des Bifilars bezieht: 
wo Жд das magnetische Moment des Magnets bei 0°, 1 pensiousfaden bei 0° darstellen und die übrigen Grössen 
g die Beschleunigung der Schwere, Iq die Länge der Sus- | die oben angegebene Bedeutung haben. 
