ZÜGEHÖEENDER PHOTOGEAPHISCHER ReGISTRIE -APPARATE MIT SCALENABLBSUNG. 
27 
und genauer : 
tangç = ^-(^y 8 
setzen können, wenn wir entsprechend die reducirte Entfernung von Scale und Spiegel beim 
Bifilar mit D, die Ç entsprechende Ablesung an jener m und die dem fixen Spiegel oder 
der Mitte der Scale entsprechend mit = 300 bezeichnen. Heissen wir ferner n den am 
Unifilar-Magnetometer gleichzeitig mit dem Bifilar-Magnetometer beobachteten Sealentheil, 
sodann n den da abgelesenen Sealentheil im Moment der Aufsuchung des magnetischen 
Meridians beim Bifilar und n" denjenigen, wenn der Magnet eben im Bifilar transversal 
orientirt worden ist und sein Spiegel dabei den Sealentheil zeigt, so geht die Gleichung 6" 
über in : 
wo wir im ersten Glied die höhere Potenz von ^ noch beibehalten mussten, da für 
„ = 300, В = 3437,75 Scalentheile 
cotang^o = 0,000083 
wird. Nur für Werthe von m — und n — n" < 35 Scalentheile bei D = E = 3437,75 
Scalentheile und für ß ^ 0,00019 bei — 20° C. wird man statt II ohne Beeinträchtigung 
der 0,1 Sealentheil entsprechenden Genauigkeit in der Ableitung der Horizontalintensität 
die einfachere Formel benutzen können : 
я=я,{l-^-^^^(ш-ш),н-ß(^-^,)} ir 
Bei unserm Bifilar mit der zuletzt angebrachten Teraperaturcompensation beträgt nach 
S. 10 der Einfluss der Temperatur pro 1° C. noch : 0,00021 mm. mg. s., so dass also ist: 
^_o^_^ 
wenn wir genauer: Щ= 1,638 setzen. Es genügt also die Kleinheit von ß, um bei un- 
serem Instrument das- Glied ß^i^^ vernachlässigen zu können. 
Damit ferner bei diesem Werth von ß und der in unserm Local nicht über 1° betra- 
genden Temperaturvariation im Laufe des Jahres das von der Temperatur abhängige 
Glied in Formel II' nicht um mehr als 0,000015 unsicher sei, muss die Temperatur am 
Bifilar mit einer Genauigkeit von 0°1 bestimmt werden und der obige Temperatur- Coefficient 
