28 
H. Wild, Neue Form magnetischee Variationsinsteümente und 
bis auf den zehntel Theil seines "Wertlies genau ermittelt worden sein. Beide Bedingungen 
können als erfüllt angesehen werden. Die Bestimmung nämlich der Temperatur- Coefficienten 
erfolgt am fertigen Instrument am einfachsten in der Art, dass man für verschiedene Tem- 
peraturen aber gleicher resp. nach der Angabe eines zweiten Bifilars auf gleiclien Betrag' 
zu reducirender Horizontal -Intensität H die Scale des Bifilars abliest und aus den ent- 
sprechenden Gleichungen ß als Unbekannte ermittelt. 
Die Variation der Horizontal-Intensität , welche einer Standänderung des Bifilars um 
1 Sealentheil entspricht, hängt nach Formel II' vom Zahlenwerth des Ausdrucks : 
^^^^Щ^ {m — m^) = li{m — m,), 
oder : 
9 gocotang.o і^,г-ш,)=г.{ш-ш,) 
ab, wenn wir darin m — = 1 annehmen. Hier ist e der Empfindlichkeits- Coefficient in 
absolutem Maass (mm. mg. s.) und h derjenige bezogen auf 1. Setzen wir wieder, wie 
es bei uns sehr nahe der Fall ist, H^^ = 1,638 und D = 3437,75 Scalentheile, was den- 
selben Winkelwerth eines Scalentheils wie beim Unifilar repräsentirt und auch thatsächlich 
erzielt wurde, so muss als'o, damit : 
10 г = = 0,0002500 mm. mg. s. 
oder ^ 
к == = 0,0001526 
werde, der Torsions -Winkel sein 
0^ = 43° 37'. 
Es frägt sich jetzt, wie genau der obige Empfindlichkeits- Coefficient s und weiterhin 
die denselben zusammensetzenden Grössen ermittelt werden müssen, damit von daher im 
Beobachtungsresultat kein grösserer Fehler als etwa дН = ±0,000025 mm. mg. s., was 
± Sealentheil Ablesungsfehler entspräche, entstehen könne. Durch Differentiation von 9 
ergiebt sich : 
ds. = дН 
11 
dB, --= дН 
dB = дН 
dz, = ÖH 
1 
m — mg ' 
2D 
So 
Hq cotg zo 
m — W!(, 
2D 
D 
Hq cotg Zq 
VI — И?о ' 
2D 
\ sin 2zq 
Ho cotg Zq 
m — »Iq 
