ZUGEHÖEENDEE PHOTOGRAPHISCHER ReGISTRIR -APPARATE MIT SCALRNABLESÜNG. 29 
Hieraus folgt unter Einsetzung der obigen Zahlenwerthe für : 
m — Mq 
dB 
dt 
mm 
120 
300 
± 0,00138 
±•0,00055 
± 2,85 
=t 1,14 
± i;43 
± 0,57 
± 0,00000021 
± 0,00000008 
Da die Variationen der Horizontal -Intensität bei uns nur sehr selten ±0,0300 mm. 
mg. s. überschreiten, was der erstem Grenze m — Шо = 120 entspricht, so sind also die 
vorstehenden Fehlergrenzen leicht einzuhalten. Direct lesen wir, wie oben angegeben, an 
unserm Torsionskreis allerdings nur ganze Minuten mit den Vernieren ab, können indessen 
wohl 0,'5 noch gut schätzen. 
Der Empfindlichkeits- Coefficient des Bifilars kann aber noch , auf eine andere Weise 
bestimmt werden, welche den Vortheil hat, dass sie zu jeder Zeit am vollkommen eingerich- 
teten Instrument ausgeführt werden kann, die genaue Kenntniss von D nicht erfordert und 
weniger von Localeinflüssen abhängig ist. Zu dem Ende legt man die Schiene Fig. 10 auf 
das Bifilar auf, klemmt den Halter SF in einer bestimmten Entfernung fest und schiebt den 
Ablenkungsmagnet in die Längsbohrung dieses Halters (Lage ns) ein. Man dreht darauf 
die Schiene, bis der Magnet an dem des Bifilars keine Ablenkung hervorbringt, alsdann 
sind beide Magnete parallel resp. in der Senkrechten auf dem magnetischen Meridian und 
man hat nach Ablesung der Stellung des Index I auf dem Kreise T darnach die Schiene 
nur um 90° zu drehen, um den ablenkenden Magnet in den Meridian gebracht und damit 
senkrecht zum Bifilar- Magnet orientirt zu haben. In dieser Lage werden nun die Ablen- 
kungen beobachtet, welche der Magnet mit Nordpol einmal nach Nord dann nach Süd ge- 
wendet, am Bifilar- Magnet bewirkt, denen man entsprechende Beobachtungen hinzufügt, 
nachdem man den Magnet auf die andere Seite des Bifilar- Magnets gebracht hat. Ganz 
analoge Ablenkungsbeobachtungen in derselben relativen Lage der beiden Magnete, d. h. 
gleiche Entfernung ihrer Mittelpunkte und senkrechte Stellung der magnetischen Axen 
macht man darauf nach Aufsetzung der Schiene beim Unifilar-Magnetometer senkrecht zum 
Meridian. 
Zur Zeit der ersten Ablenkungsbeobaclitung am Bifilar, wobei der ablenkende Magnet 
mit Nordpol nach Nord gerichtet aufgelegt sei, soll der Torsionswinkel am Bifilar ^f^-f-^i, 
die Temperatur t^, die Horizontal -Intensität Я^, endlich die Declination bezogen auf den 
Moment der Transversalstellung des Bifilar-Magnets |j sein, dann wäre zu dieser Zeit ohne 
Ablenkungsmagnet die Gleichgewichtsbedingung am Bifilar : 
ЩМ,{\—^1,) [l-f-ѵЯ, sin(«;-*-^j — у] cos(г;ч-ê^ — g = | 
) 
wo wir abkürzend : 
4?o 
= Do und S-i-a'— X = a 
