ZUGEHÖRENDEE PHOTOGRAPHISCHER ReGISTEIR -APPARATE MIT ScALENABLEgUNG. 33 
Was nun die Correctionsglieder in der Klammer des Ausdrucks 1 5' betrifft, deren Be- 
trag jeweilen nicht obigen Wertli von de übersteigen darf, wenn man sie soll vernachlässigen 
dürfen, so wollen wir zunächst die beiden ersten zusammen betrachten, da sie entgegenge- 
setztes Zeichen haben und diese ihrer quadratischen Form halber nie wechseln können. 
Setzen wir da = D = 3437,75 Scalentheile und N = 290, M = 276 Scalentheile 
(grössere Werthe von N kann man bei unsern Instrumenten praktisch nicht wählen), so 
kommt : 
(Ä)-(w) = -0,000168, 
so dass also die algebraische Summe dieser beiden Glieder in unserm Fall stets vernach- 
lässigt werden kann. 
Bei unseren Instrumenten ist ferner in runder Zahl: 
= 0,001, ' /й = 0,000153, 0o=:43°37' 
zu setzen; damit also die folgenden Glieder der Reihe je den Werth: 
de = ±0,000582 
nicht überschreiten, darf höchstens sein: 
t =± 0,58 Grade Celsius 
2 
m — Mq = ± 3,8 Scalentheile des Bifilars 
Д = 12,ö Bogenminuten 
n = ± 7,9 Scalentheile des Unifilars 
s 0,00210. 
Hieraus ist ersichtlich, dass mit Ausnahme der beiden ersten Glieder in der Klammer 
alle übrigen leicht Beträge erreichen können, welche ihre Vernachlässigung nicht mehr ge- 
statten und dass man daher im Allgemeinen zur Berechnung des Empfindlichkeitscoefficienten 
к des Bifilars aus den Ablenkungsbeobachtungen sich nicht, wie dies gewöhnlich geschieht, 
begnügen darf, statt der genauen Formel 15' die einfache: 
, _ cotg gp _ N . K// 
2D 2EM 
ZU benutzen. Was speciell unsere Instrumente und Bestimmungen von к nach dieser Methode 
betrifft, so war dabei: Д = 8,'2 (siehe S. 22) und s = 0,00387 (nach Einführung des Neu- 
silberdrahtes a, siehe S. 26), also von diesen beiden Gliedern nur das erste zu vernachlässigen, 
m — 1% betrug häufig über 20 Scalentheile, dagegen — n' selten mehr als 8 Scalen- 
Memoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. 5 
