34 H, Wild, Neue Foem magnetischer Variation sinstrümente und 
theile. Ob endlich die Temperatur des Ablenkungsmagnets im Laufe der Beobachtungen 
nicht um mehr als 0°6 variirte, liess sich bis dahin in Ermanglung eines dabei oder darin 
angebrachten Thermometers nicht bestimmt entscheiden; jedenfalls wird es geboten sein, 
diese Fehlerquelle in Zukunft besser zu beachten. 
Folgendes sind nun die seit der letzten Justirung des Bifilarmagnetometers am 3. Oc- 
tober 1888 erhaltenen Werthe der Empfindlichkeitsconstanten : 
Der erste dieser Werthe ist unmittelbar aus dem bei der neuen Einrichtung des Instru- 
ments am 4. October erhaltenen Torsionswinkel abgeleitet worden, während die übrigen 
durch Ablenkungsbeobachtungen bestimmt wurden. Die letzteren sind dabei nach der ein- 
fachen Formel 15" ohne Berücksichtigung der Correctionsglieder berechnet worden. Nach 
den obigen Erörterungen hat unter diesen den grössten Einfluss das vierte positive Glied mit 
m — und da im Laufe der Zeit diese Grösse positiv stets gewachsen ist und zwar, anfangs 
rascher, später langsamer, so sind alle obigen durch Ablenkungsbeobachtungen erhaltenen 
Werthe wohl etwas zu klein ausgefallen. In wiefern dies auf die obigen Differenzen derselben 
einwirkte, lässt sich nachträglich nicht genau angeben. Nach unseru bisherigen Voraus- 
setzungen soll aber eine constante Grösse sein, und da in Wirklichkeit die Entfernung D 
sich auch nicht erheblich verändert hat, so müsste eigentlich к constant geblieben sein; dass 
dies in Wirklichkeit nicht genau der Fall war, kann zum Theil auch durch die im Nach- 
stehenden zu erörternde Abweichung von unsern Hypothesen bedingt worden sein. 
Zur Ableitung des absoluten Werthes der Horizontalintensität aus den Beobachtungen 
am Bifilarmagnctometer vermittelst der Formel II oder II' ist noch die Kenntniss von 
nothwendig. Es ist dies der sogenannte Normalstand und repräsentirt nach Gleichung ІГ 
diejenige Horizontalintensität, die der Ablesung m = und der Temperatur ^ = am 
Bifilar entspräche. Es müsste also auch wieder im Laufe der Zeit so lange, als und 
sich nicht verändern, der Werth von H^^ constant bleiben. Er wird entsprechend wie der 
Normalstand beim Unifilarmagnetometer dadurch bestimmt, dass man jeweilen zur Zeit der 
absoluten Bestimmungen der Horizontalintensität H gleichzeitig am Bifilarmagnctometer 
den Sealentheil m und die Temperatur t abliest, Avorauf dann aus Gleichung ІГ als unbe- 
kannte Grösse zu berechnen ist. 
Seit dem 4. October haben nun die allwöchentlich ein Mal ausgeführten absoluten 
Messungen der Horizontalintensität in dieser Weise im Monatsmittel je folgende Werthe für 
den Normalstand geliefert: 
к 
1888 4. October 
21. » 
1889 30. Januar 
19. April 
0,0001562 
0,0001557 
0,0001572 
0,0001563 
