ZÜGEHÖRENDER PHOTOGRAPHISCHER IIeGISTRIR -APPARATE MIT Sc ALENABLESUNG. 35 
Ho 
1888 October 1,63758 
November 1,63595 
December 1,63496 
1889 Januar 1,63435 
Februar 1,63432 
März 1,63391 
April 1,63361 
Die mittlere Abweichung dH^ der einzelnen Norraalstände ist, wie leicht ersichtlich, 
weniger auf die Fehler der absoluten Messung als die Variation von Щ im Laufe der Zeit 
zurückzuführen. 
Aus der letzten Columne ist sodann unmittelbar eine beständige Abnahme von die 
aber nach und nach immer schwächer wurde, ersichtlich. 
Dieser thatsächliche Widerspruch mit unsern Formeln ist auf eine unrichtige, in den 
Grundformeln А (S. 24) liegende Voraussetzung zurückzuführen. Wir haben nämlich dort 
stillschweigend angenommen, dass das magnetische Moment des Bifilarmagnets bei 0' zu 
jeder Zeit eine constante Grösse sei und dass ebenso die Dimensionen d^^, d\ und bei 0° 
stets gleich gross bleiben. In Wirklichkeit wird aber einerseits das magnetische Moment des 
Magnets den allgemeinen Erfahrungen zufolge im Laufe der Zeit etwas kleiner werden und 
andererseits . werden zwar d^^ und d\ kaum sich ändern, wohl aber wird bei Metallfaden 
durch elastische Nachwirkung allmählich wenigstens zu Anfang sich vergrössern und bei 
Coconfaden wird ausserdem mit zu- oder abnehmender relativer Feuchtigkeit eine temporäre 
Verlängerung resp. Verkürzung der Faden erfolgen. In Berücksichtigung dessen hätte 
eigentlich die Formel II' etwa folgendermaassen zu lauten: 
Я= Яо [l -f- ^^^^^ {m — m,) 4~ Ht-to) Mfiw) - лГ (w)], . . . ІГ 
wo M einen die Abnahme des Stabmagnetismus, л einen die Fadenverlängerung repräsen- 
tirenden Coefficienten und f (w) sowie f {w) zwei verschiedene Functionen der, seit Ein- 
richtung des Instruments verflossenen Zeit w darstellen, welche beide die Eigenschaft haben, 
dass sie sich asymptotisch einem constanten Werthe annähern. Im Fall eines Cocon fadens 
involvirt f (w) ausserdem noch eine Function der relativen Feuchtigkeit. 
Damit die vorstehende Gleichung für gleiche Werthe von H und Щ im Laufe der Zeit 
Besîand haben könne, muss bei constantem Empfindlichkeits- und Temperaturcoefficienten, 
entweder jeweilen 
M . f{w) = л . f {w) 
sein, resp. es müssen sich die beiderlei Veränderungen des magnetischen Moments und der 
Fadenlänge eben aufheben oder es muss die Ablesung m am Bifilar bei Ueberwiegen der 
± 0,00054 
± 0,00021 
± 0,00007 
± 0,00013 
± 0,00008 
dz 0,00024 
± 0,00015 
0,00163 
0,00099 
0,00061 
0,00003 
0,00041 
0,00030 
