ZÜGEHÖRENDEE PHOTOGRAPHISCHEE ReGISTEIR -APPARATE MIT Sc ALENABLESUNG. 39 
V, == 4,694000 
V,.y.{t — t,) —0,000800 
V, -^*^^ (tgY -H cotgi) = -t- 0,030024 
V, ^^4^ ^{t — Q tang Y = — 0,000000 
Fo ^i^-^')<^otpiw-wo) 0,000537 
^0 (-^^Ü^j^tgY-t-cotgg = — 0,0000091 
Bei unserer Lloyd'schen Wage ist nun die Verticalintensität, wie wir im Verfolg noch 
sehen werden, durch Schätzung von 0,1 Sealentheil wenigstens relativ bis zu der ihm ent- 
sprechenden absoluten Grösse: ± 0,000025 mm. mg. s. zu ermitteln. Aus dem Vorstehenden 
ist also ersichtlich, dass nur zwei Glieder des Ausdruckes IIIj unter allen Umständen als 
bedeutend kleiner, denn diese Grösse, zu vernachlässigen sind und somit die Formel Uli 
und analog auch III^ auf folgende einfachere zu reduciren sind: 
F= Fo {l-b>c(^-g-i--^^^ [tangY-i-cotgîo-4-/c(w-m)cotgij) .... III'^ 
V=V, {i4-x(^-g-^^^^ [tangy - ^ cotgij) III', 
Sehen wir hier von den Correctionsgliedern ab, die von der Variation der Horizontal- 
intensität resp. der Declination herstammen und ihrem Betrag nach leicht für sich zu be- 
stimmen sind, da L, Je, E und «o bekannte Grössen sind, so hat man auch: 
V = V,[l4-x{t-t,) Ч- p{w-w^], III" 
wo die Constante p folgende Bedeutung hat : 
^ tang Y -t- cotg ip 
p = - für b,= 0 und a, = 90° 
p = tang TH-co^ao cotg .0 ^ q ^^^^ beliebige Werthe von a. 
22 
Die Grössen x, i. e. der sogen. Temperaturcoefficient der Wage oder also die einem 
Grad Temperaturänderung entsprechende scheinbare Aenderung der Verticalintensität in 
Bruchtheilen derselben und p, i. e. der sogen. Empfindlichkeitscoefficieut der Wage resp. 
die einem Sealentheil entsprechende Aenderung der Verticalintensität ebenfalls in Bruch- 
theilen ihres ganzen Werthes sind unbekannt resp. nicht a priori, sondern nur durch Ver- 
suche an der fertigen Wage zu bestimmen. 
