40 
II. Wild, Np:ue Foem magnetischee \^aeia'jionsjn8teumente und 
Was zunächst den Temperaturcoefficienten x betrifft, so ist seine empirische Bestimmung 
offenbar am einfachsten dadurch zu erzielen, dass man Ablesungen w^^w^, etc. an der Wage 
bei möglichst verschiedenen Temperaturen t^^ t^, etc. derselben, aber genau gleichen Wer- 
then von V macht oder dann bei Werthen F^, Fg, etc., welche durch Messungen an einem 
Hülfsinstrument in ihrem Verhältniss genau bekannt sind. Aus zwei solchen Beobachtungen 
ergiebt sich z. B. 
nn Д — 1 -H [Д [Wi — Wq) — (Wg — Wq)] p 
t^-to-Bit^-to) ' 
WO : R = ^ gesetzt wurde. 
Betreffend den Empfindlichkeitscoefficienten p ist zunächst zu bemerken, dass wir wohl 
kennen und auch die reducirte Entfernung L von Spiegel und Scale bestimmen können, 
obschon hier die Zwischenlagerung des rechtwänklichten Glasprismas der Messung einige 
Schwierigkeit bereitet. Dagegen ist uns der Winkel у ganz unbekannt. 
Für die empirische Bestimmung der Coefficienten p giebt es zwei Methoden. Die erste 
besteht darin die Schwingungsdauern des Magnets einmal in der Wage um seine horizon- 
tale Axe und sodann ausserhalb derselben in einer Horizontalebene um eine verticale Axe 
zu ermitteln. Hiebei soll die verticale Axe mit der frühern horizontalen i. e. der Schärfe der 
Schneide zusammenfallen und durch die Aufhängung etwa an einem Coconfaden kein er- 
hebliches Gewicht hinzukommen, damit in der That, wie vorausgesetzt, das Trägheitsmoment 
des Wagebalkens in beiden Fällen in Bezug auf die Drehungsaxe dasselbe sei. Diese Be- 
dingungen sind offenbar kaum genau zu erfüllen, so dass ich diese Methode hier gar nicht 
weiter untersuchen will, sondern nur die zweite in Betracht ziehe. Diese zweite Methode 
entspricht ganz der beim Bifilar für denselben Zweck angegebenen und bietet auch hier 
dieselben Vortheile dar, welche wir schon dort erwähnten. Zu ihrer Ausführung wird die 
Ablenkungsschiene nach dem Indexring (siehe oben Justirung der Wage) so auf die Wage 
aufgesetzt, dass sie parallel dem Wagmagnet steht, der Magnethalter auf sie aufgeschoben, 
in einer bestimmten Entfernung geklemmt und sodann die Ablenkungen des Wagmagnets 
an der Scale beobachtet, wenn in den Magnethalter der Ablenkungsmagnet vertical einmal 
mit dem Nordpol nach oben, dann nach unten gewendet eingeschoben wird. Nach Wieder- 
holung derselben Operationen auf der andern Seite des Wagmagnets bei gleicher Entfernung, 
wird dann die Schiene auf das Unifilarmagnetometer parallel dem Meridian aufgesetzt, der 
Ablenkungsmagnet in derselben Entfernung und relativer Stellung beider Magnete, also 
horizontal und senkrecht zur Schiene in den Magnethalter eingeschoben und so auch hier 
die vier analogen Ablenkungen des Unifilarraagnets beobachtet. 
Gehen wir von der horizontalen Lage des Magnets aus, setzen also &o = 0, nehmen 
aber der Allgemeinheit halber an, er befinde sich dabei in irgend einem Azimut zum 
1) Siehe Einleitung zum Anhang der Annalen des physikal. Central- Observatoriums pro 1872, S. XXII. 
