42 H.Wild, Neue Form magnetischer Vaeiationsinsïrumente und 
28 
wo bereits Glieder 2. Ordnung in Bezug auf die kleinen Winkeigrössen und Factoren v, 
Ii, etc. weggelassen worden sind und abkürzend gesetzt wurde: 
I cos a\ = cos [l C»^' -«,) -p - ш„) - tang a. ^ - «')] , 
Dabei bedeuten analog wie früher: 
und die dem Ablenkungswinkel ф nach der einen und andern Seite entsprechenden 
Ablesungen an der Scale des Uuifilarmagnetometers, und die Mittel der- 
jenigen je unmittelbar vor und nach den Ablenkungen, und die Ablesungen 
am gleichen Instrument zur Zeit der Ablenkungsbeobachtungen an der Lloyd'schen 
Wage, endlich n' diejenige, wo die Magnetaxe eben horizontal und ihr Azimut 
«y war; 
Ші und sind die Ablesungen am Bifilar zur Zeit der Ablenkungsbeobachtungen an 
der Lloyd'schen Wage und m das Mittel derer zur Zeit der Ablenkungen am 
Unifilar ; 
und Tfg sind die Ablesungen an der Scale der Wage bei den Ablenkungen nach 
der einen und andern Seite und resp. das Mittel der Scalenstände je un- 
mittelbar vor und nach diesen Ablenkungen. 
Aus den Gleichungen 27 und 28 ist zunächst wieder ersichtlich, dass auch hier die 
PJntfernung L von Spiegel und Scale bei der Lloyd'schen Wage nur annähernd bekannt zu 
sein braucht, da sie nur in den kleinen Correctionsgliedern comparirt. 
Der Ausdruck für p sodann wird nach 28 nur dann der unmittelbar gesuchte, d. h. 
cos a'o = cos «0, wenn wir die Ablenkungsbeobachtungen zu einer Zeit anstellen, wo das 
Bifilar und die Lloyd'sche Wage nicht weit von ihren Normalständen und und das 
Unifilar nur wenig von n abweicht. 
Bei unserer Lloyd'schen Wage ist die Empfindlichkeit der Art gewählt, dass: 
V^p = 0,00025 mm., mg., s. 
ist, also 
29 ï> = = 0,00005326. 
Das Glied mit p in der Klammer des Ausdruckes III'' nimmt also für 0,1 Sealentheil 
den Werth 0,000005326 an und damit die vom Werth von^ herstammende Unsicherheit 
des Resultates für w — = 120 Scaleutheile obigen Betrag nicht überschreite, darf also 
der Fehler dp von p nicht grösser sein als: 
30 dp = _ ±0,000000044. 
