ZÜGEHÖEENDER PHOTOGRAPHISCHER KeGISTRIR -APPARATE MIT ScALENABLESUNG. 45 
Die Bestimmungen des Empfindlichkeitscoefficienten an unserer Lloyd'schen Wage im 
Jahr October 1887 — October 1888>) hat nun folgende Werthe als Mittel von je 5 Einzel- 
messungen ergeben: 
October 1887 0,00005235 
April » 0,00005468 
Juli » 0,00005308 
October » 0,00005345 
dp 
± 0,00000011 
± 0,00000008 
± 0,00000008 
± 0,00000015 
Die Unsicherheit der einzelnen Bestimmung war hiernach 2 — 3 Mal grösser als der 
für 0,1 Sealentheil durch Gleichung 30 geforderte Grenzwerth. Leider sind noch andere 
grössere Fehlerquellen vorhanden, welche die absoluten aus den Angaben des Variations- 
apparates abzuleitenden Werthe der Vertikalintensität noch unsicherer machen. 
Zur Ableitung absoluter Werthe der Vertikalintensität nach den Formeln III ist näm- 
lich noch die Kenntniss von i. e. der dem Sealentheil го^ entsprechenden Vertikalintensität 
nothwendig. Die einzige Methode zur Bestimmung von besteht nun darin, dass man je- 
weilen zur Zeit einer absoluten Inclinationsmessung ausser der Lloyd'schen Wage auch noch 
das Bifilarmagnetometer gleichzeitig abliest, alsdann aus der beobachteten Inclination und 
der Horizöntalintensität nach dem Bifilar die Vertikalintensität V berechnet und nach Ein- 
führung dieser Werthe in Gleichung III jetzt als Unbekannte aus derselben ableitet. 
In dieser Weise sind z. B. in der zweiten Hälfte des Jahres 1888 bei unserer Lloyd'- 
schen Wage aus den wöchentlichen Inclinationsmessungen im Mittel aus je 12 Bestimmungen 
in 3 Monaten für den mittleren Monat folgende Werthe für Fq erhalten worden : 
1^0 
Juli 
4,6967 
-4- 
0,0045 mm. mg. s. 
August 
4,6964 
0,0041 
September 
4,6961 
0,0033 
October 
4,6936 
± 
0,0037 
November 
4,6948 
-f- 
0,0024 
December 
4,6947 
± 
0,0037 
Hiernach ist die Unsicherheit der Normalstände durchschnittlich noch dV= ± 0,0036, 
was dem Werth von nahe 1 5 Scalentheilen entspricht. Hieraus schon folgt, dass dieser Fehler 
nicht in der Lloyd'schen Wage begründet sein kann und das folgt weiterhin auch aus dem 
Umstände, dass gemäss unsern Vergleichungen verschiedener Lloyd'scher Wagen die Unsicher- 
heit einer einzelnen Bestimmung der Vertikalintensität aus einer Ablesung der Scale bloss 
± 0,0003 beträgt (siehe Anm. 1878, I. Th. Einleitung S. LXXIX). Der Haupttheil des 
1) Annalen des physikal. Central-Observatoriums für 1888. Theil I, Einleitung S. XXXII. 
