ZUGEHÖEENDEE PHOTOGEAPHISCHER ReGISTKIE-ApPAEATE MIT SCALENABLESUNG, 47 
II. Apparat zu pliotograpliisclicr Re^istriruiig und gleiclizeitigcr diicctcr Beobachtung 
mit Fernrolir und Scale. 
Beim Arbeiten mit dem bekamiten, sonst vorzüglichen Magnetograplien Kew'scher 
Construction Sellien es mir, dass sich durch eine andere Anordnung der Theile eine hand- 
lichere und beiden Zwecken, d. h. directer Ablesung an einer Scale und photographischer 
Registrirung des Magnetspiegelstandes besser entsprechende Vorrichtung dürfte erzielen 
lassen. Als es sich daher darum handelte, für die Registrirung der Luftelectricität und der 
Erdströme im Observatorium zu Pawlowsk Apparate zu beschaffen, verständigte ich mich 
mit Herrn Dr. Edelmann in München über die Ausführung meiner Idee und so ist schliess- 
lich aus seiner Werkstätte das Instrument hervorgegangen, welches ich im Nachstehenden 
beschreiben werde. 
Die Basis des Apparates bildet ein Rahmen (Fig. 12), dessen Füsse zur Nivellirung 
desselben mit 3 Stellschrauben ä;, i, l versehen sind. Auf der obern Platte P dieses Rahmens 
ist die Glasscale M durch Winkel- 
stücke an ihren Enden befestigt, die 
zugleich eine dünne Milchglasplatte 
hinter ihr festhalten , um das Licht 
einer auf die Platte F gestellten Be- 
leuchtuügslampe resp. einer Zahl klei- 
ner Gasflämmchen von einer Röhre 
mit feinen Löchern zu diffundiren. In 
der Mitte der Platte ist sodann ein 
Gestell NT angeschraubt, welches zu- 
nächst das Ablesefernrohr F für die 
Scale trägt. Dasselbe dreht sich um 
Schraubenspitzen e als Horizontalaxe, 
welche zugleich eine geringe Justi- 
rung seiner optischen Axe im Azimut 
gestatten. Die Justirung in der Ver- 
tikalebene erfolgt durch die Schrau- 
ben с und welche von oben und 
unten in Rinnen am Objectivende des 
Fernrohrs eingreifen. Durch Drehen 
des ganzen Rahmens auf seiner ün- 
Fig. 12. terlage und Justirung mittelst der 
Schrauben c, d und e bringt man es 
leicht dahin, dass die Mitte der Scale in das Fernrohr F refiectirt wird. 
