ZÜGEHÖEENDER PHOTOGKAPHISCHER ReGISTEIR -APPARATE MIT Sc ALENABLESUNG. 49 
demselben und ebenso ein zweites fixes Bild der Scale im Fernrohr. Damit das letztere nicht 
mit dem Bild des Magnetspiegels zusammenfalle, sondern etwas darüber oder darunter er- 
scheine, muss der fixe Spiegel eine kleine Neigung gegen den andern haben und es wird 
daher auch der zweite Lichtpunkt höher oder tiefer als der erste erscheinen ; damit er 
dabei noch durch die Spalte auf das Papier falle, darf er nur wenig im vertikalen Sinne vom 
erstem abstehen, und es müssen also dem entsprechend auch im Fernrohr die beiden Scalen- 
bilder sich möglichst nahe stehen. 
Nach Lösung der Klemme des Schiebers und der das Getriebe auf der Uhrstange 
klemmenden Schraube lässt sich der Cylinder durch Schieben an jeder beliebigen Stelle 
längs der ganzen Scale aufstellen, so dass Variationen über ihre ganze Ausdehnung hin re- 
gjstrirt werden können. Die gleichzeitigen Ablesungen der Scale lassen jeweilen die Ver- 
schiebungen des Cylinders und damit diejenigen der fixen oder Abscissenlinie ihrer Grösse 
nach genau bestimmen. 
Jedem Apparat sind zwei Cylinder mit Hüllen beigegeben, so dass die Auswechslung 
eines Cylinders mit vollendeter Registrirung gegen den andern mit frischem Papier rasch 
erfolgen kann und dadurch keine erhebliche Unterbrechung in der Registrirung erfolgt. 
Nachdem der Apparat in seiner Stellung ganz justirt ist, kann durch die Haken n und 
m und zwei entsprechende in der Unterlage — Marmorplatte — fest eingelassene Oesen eine 
Stange durchgeschoben und alsdann durch Anziehen der Haken eine feste Verbindung des 
Rahmens mit der Unterlage erzielt werden. 
Eine den Rahmen gegen den Beobachter hin abschliessende Zinkplatte genügt voll- 
ständig zur Abhaltung fremden Lichts von dieser Seite. Auf der Seite gegen das Instrument 
hin, dessen Spiegelstellung zu registriren ist, sind, im nahezu dunkeln Raum, ein am Schieber 
befestigter etwa 2 Decimeter vorspringender Blechrahmen und seitlich bis zu ihm reichende 
Blechwände am Rahmen P ebenfalls zur Abhaltung seitlichen Lichts ausreichend ; im hellen 
Raum muss zu dem Ende eine Blech- oder Holzröhre von der Cylinderlinse bis zur Oeffnung 
vor den Spiegeln des Instrumentes hingeführt werden. 
Um die unmittelbare Vergleichung der durch diese Apparate registrirten Curven mit 
denen des Kew'schen Magnetographen zu ermöglichen, wo gemäss der Festsetzung durch 
die internationale Polar-Conferenz je eine Zeitstunde einer Abscissenlänge von 15 mm. ent- 
spricht, ist bei den neuen Apparaten der Umfang der Cylinder so gewählt woden, dass der- 
selbe 15.24 = 360 mm. beträgt. Zwischen Anfang und Ende der Curve eines Tages bleibt 
also hier nicht wie beim Kew'schen Apparat ein Zwischenraum, was keine Inconvenienz hätte, 
wenn es beim Wechsel des Papiers leicht gelänge, den Lichtpunkt genau auf den einge- 
bogenen Rand des Papierblattes einzustellen. Herr Dr. Edelmann wünschte durch diese 
Einrichtung zu erzielen, dass man ohne Weiteres die Curven mehrerer aufeinanderfolgender 
Tage nebeneinander auf dem Papier registriren könne, ohne eine andere Veränderung als 
eine blosse Längsverschiebung des Cylinders durch seinen Schlitten vorzunehmen. Sowohl 
bei den Erdströmen als der Luftelectricität, für deren Registrirung die obigen Apparate 
Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 7 
