Die Untersiichuiigeii des Herrn E. Leyst über Nadel-Incliuatorieii im Observatorium 
zu Pawlowsk sowie die seither gemachten Erfahrungen daselbst über offenbare Verände- 
rungen der Correctionen der Nadehi unseres Incliuatoriums von Dover und vielleicht auch 
des letzteren selbst ") Hessen die Beschaffung eines besseren und vor Allem allseitig justirbaren 
Instrumentes dieser Art für dringend geboten erscheinen. 
Das physikalische Centrai-Observatorium besass allerdings schon seit Anfang der sech- 
ziger Jahre ein grösseres Nadel-Inclinatorium von Repsold in Hamburg genau der 
Construction, wie sie Kreil in seinem «Entwurf eines meteorologischen Beobaclitungssystems 
für die oesterreichische Monarchie» S. 87 und folg. ausführlich beschrieben und auf Tab. IX 
abgebildet hat. Leider kann ich aber in Betreff unseres Instruments nicht in das Lob ein- 
stimmen, welches Kreil (S. 91, 1. c.) seinem Exemplar gespendet hat. Obschon ich keine 
eigentliche Beschädigung am Instrumente entdecken konnte, als ich es im Herbst 1868 in 
meine Hände bekam, so ist es mir und Anderen doch niemals gelungen, damit irgend eine 
brauchbare, mit den Messungen an unseren übrigen Inclinatorien vergleichbare absolute In- 
clinationsbestimmung zu erhalten. Als Hauptfehlerquellen muss ich das grosse Gewicht der 
beigegebenen Nadeln, die geringe Stabilität der drehbaren, die Achat-Lager der Nadelaxe 
tragenden vertikalen rohrförmigen Säule und vor Allem den bedeutenden Eisengehalt 
fast aller Messingtheile des Instruments, glücklicherweise mit Ausnahme des Vertikalkreises 
und seiner Alhidade, bezeichnen. Hauptsächlich wegen dieses Eisengehaltes gab ich den er- 
sten Gedanken an eine Umarbeitung dieses Inclinatoriums bald auf und beschloss in der 
Werkstätte des physikalislien Centrai-Observatoriums durch Herrn Mechaniker Freiberg 
ein ganz neues Instrument dieser Art anfertigen zu lassen, bei welchem vom alten bloss der 
Vertikalkreis mit seiner Alhidade und die Fadenplatten nebst Ocularen der Einstellmikro- 
skope beibehalten wurden. 
1) Wild, Repertorium für Meteorologie, Bd. X, № 5. I 2) Anaalen des physikal. Central-Observatoriums, 
1886. I Theil I. Einleitung für 1887, S. XXX, für 1888, S. XXXII. 
Mémoires de TAoad. Imp. d. sc. VII Serie. 1 
