2 
H. Wild, 
lu dieser Weise ist das neue, Iiier zu beschreibende Instrument im Laufe der beiden 
Jahre 1887 und 1888 in unserer Werkstätte construirt worden, wobei unter Herrn Frei- 
berg's Leitung hauptsächlich Herr Domoroschtschew die Ausführung besorgte. Ken- 
Frei berg hat selbst einige délicate Theile, insbesondere die Axen der Nadeln ausgearbeitet. 
Im Sommer 1889 habe ich dasselbe im Observatorium in Pawlowsk endgültig justirt und in 
den regelmässigen Gebrauch eingeführt, wobei es sich in jeder Beziehung bewährte. 
1. Besclii-eibuii^^ des ueueii liislruiiieiites und der zii^^eiiöiü^eii HüH'saiiparate. 
Das neue Instrument ist in der Tafel I von der Vertikalkreis- Seite aus und in Tafel II 
von der hinteren Seite aus nach photographischen Aufnahmen phototypisch durch Herrn 
W. Stein dargestellt. 
lieber den Dreifuss mit Stellschrauben und den Horizontalkreis ist weiter nicht viel zu 
sagen, als dass der letztere einem älteren, ausser Gebrauch gesetzten und daher auch defecten 
Declinatoriura von Garabey entnommen ist. Er hat 288 mm. äusseren Durchmesser, ist auf 
Silber von 10 zu 10 Minuten getheilt, sehr gut erhalten und die beiden Flügelnonien der 
an der Vertikalaxe sitzenden Alhidade lassen einzelne Minuten direct ablesen. Die Klemme 
dieser Alhidade hat, wie die Figur zeigt, die gewöhnliche Einrichtung. 
Auf der von unten durch eine Feder zu entlastenden Vertikalaxe, die oben in einer 
grösseren Kreisscheibe endigt, ist die entsprechende Basis des das Gehäuse bildenden grossen 
Messingringes aufgesetzt und durch vier Schrauben fest verbunden. Dieser in seiner Wan- 
dung bloss 2,5 mm. dicke Ring hat an beiden Rändern angegossene Verstärkungsrippen, 
welche mit der erwälmten Basis vom Guss her zusammenhangen. Sie sind senkrecht zur Axe 
des Gehäuses eben abgedreht und auf den einen ist ein, eine Verschlussglasplatte umfassen- 
der Messingring dicht aufzusetzen und durch zwei Schrauben mit ränderirten Köpfen (siehe 
Tafel II) festzuklemmen. Diese Schrauben werden durch, über ihren Hals greifende Klam- 
mern nach dem Losschrauben festgehalten, können also nicht fallen und, um dabei auch ein 
Herabgleiten des Ringes auf den Horizontalkreis zu vermeiden, wird derselbe unten noch 
durch einen am Gehäuse angeschraubten cylindrischen Stift, der durch ein Loch im Ring 
willig durchgeht, gehalten und kann erst nach dem Abgleiten von diesem weggelegt werden. 
Die Glasplatte ist auf einem etwa 30 mm. breiten concentrischen Ring mattgeschliffen. 
Auf der anderen Seite des Gehäuses besitzt dasselbe im Innern 20 mm. vom Rande 
entfernt eine 10 mm. dicke und 16 mm. nach innen vorragende Rippe, auf welcher ein bis 
zu ihrer halben Dicke reichender 10 mm. breiter Falz angedreht ist. In diesen Falz passt 
die nahe 5 mm. dicke kreisrunde Verschlussglasplatte dieser Gehäuse-Seite und wird zu dem 
Ende vermittelst eines Ringes von 16 mm. Breite und 3 mm. Dicke angeklemmt, der am 
inneren Rand der Rippe durch eine grosse Zahl versenkter Schrauben befestigt ist. Sowohl 
