Nadel-Inclinatoeiüm modificirtbe Construction. 
3 
bei dieser wie bei der ähnlich befestigten Glasplatte des abnehmbaren Deckels sind zur Aus- 
gleichung des Druckes je zwischen Messing und Glas Tuchstreifen eingelegt. So stellt denn 
das Gehäuse des Inclinatoriums einen Cylinder mit Glas als Grundflächen und Messing als 
Mantel dar, der einen Hohlraum von 320 mm. Durchmesser und 85 mm. Tiefe umschliesst, 
während die äussere Breite der ganzen Büchse 121 mm. beträgt. 
Im Centrum der festen Glasplatte und damit auch im Centrura der ganzen Messing- 
büchse ist nach aussen hin der Vertikalkreis und innen eine Messingplatte befestigt, welche 
die Lager für die Nadel trägt. Zu dem Ende ist die Glasplatte durchbohrt und die letztere 
Platte einerseits, die Basis des Kreiscentrums andererseits, vermittelst eines, von dieser 
durch die Oeffnung und die Platte durchgehenden Bolzens durch Anziehen einer Mutter mit 
untergelegter Scheibe am Ende des letzteren an die Glasplatte fest angepresst; eine Zwischen- 
lage von Schreibpapier vertheilt wieder den Druck. Excentrisch ist die innere Messingplatte 
ausserdem noch zur Verhütung von Drehungen derselben vermittelst einer die Glasplatte 
durchsetzenden Schraube befestigt. 
Der Vertikalkreis mit seiner Alhidade und ihrer Klemme entspricht, da er vom alten 
Instrument genommen ist, vollkommen der von Kreil (I.e.) gegebenen Beschreibung, ebenso 
auch die an der Alhidade befestigten Mikroskophalter und Mikroskope selbst, die genau den 
früheren nachgebildet sind, mit dem einzigen Unterschiede, dass durch Verlängerung der 
Röhren und Anwendung neuer achromatischer Objective jetzt eine doppelt so starke Ver- 
grösserung der Bilder durch die Objectii^e erzielt ist, so dass nunmehr der Fadendistanz der 
beibehaltenen Fadennetze aus den früheren Einstellmikroskopen statt 10 bloss 5 Bogen- 
minuten entsprechen, also 2 Faden Intervalle auf ein Intervall der Kreistheilung fallen. Die 
Nonien lassen wie früher direct 0',6 ablesen und überdies 0,'25 leicht schätzen, da ich die 
frühere Ablesung derselben mit Lupen durch eine solche mit schwachvergrössernden Mikro- 
skopen ersetzen Hess, welche ebenfalls an den Haltern der Einstellungs-Mikroskope befestigt 
sind und mit ihren Ocularen zur Bequemlichkeit des Beobachters nahe in dieselbe Vertikal- 
ebene wie die der letzteren fallen. 
An der Messingplatte auf der inneren Seite der Glasplatte ist zunächst durch eine 
Schraube oben ein zweites an ihr anliegendes Messingstück befestigt, welches unten zwi- 
schen zwei von vorstehenden Nasen der ersteren getragene Schrauben geklemmt ist und mit- 
telst dieser nach Lösung der ersteren Schraube um diese etwas gedreht und endlich auch in 
vertikalem Sinne durch eine vierte Schraube etwas verschoben werden kann, welche Schraube 
ebenfalls in einer vorstellenden Nase der ersteren Platte sitzt. Dieses Messingstück mit ebener 
Rückwand ist vorn, d. h. gegen die abnehmbare Gehäuseseite hin, ausgehöhlt und trägt oben 
einen konischen Ring, auf dessen vorderer und hinterer Kante die als Lager für die Nadel- 
axen bestimmten Achatschneiden befestigt sind. Inder viertelcylindrischen Aushöhlung aber 
lässt sich ein zweiter ähnlicher Körper auf- und abschieben, der an seinem oberen Ende eben- 
falls einen konischen Ring innerhalb des ersteren trägt. Dieser Ring besteht aus zwei in ein- 
ander gepassten Tlieilen, von denen der obere vermittelst einer Zahnung an seinem Rand 
