4 
H. Wild, 
und einer seitlich aus dem Gehäuse herausragenden Stange mit Getriebe (die höhere Stange 
in den Tafeln) gedreht werden kann, so dassdiean seinem oberen Rand vorn und hinten be- 
festigten y-förmigen Pfannen zum Fassen der dicken Zapfen der Nadeln und Abheben der 
dünneren Zapfen von den Achatschneiden, um 180^ gedreht werden können. Die Grösse 
dieser Drehung wird durch einen seitlichen, an diesem drehbaren Theii befestigten Hebel 
limitirt, der gegen justirbare Schraubenspitzen an einem Querarm des festen Messingstücks 
anschlägt. Die Hebung und Senkung des Schlittens mit den Pfannen oder dem Arretirungs- 
stuhl erfolgt durch die in Tafel H links ') sichtbare Stange mit ränderirtem Kopf aussen am 
Gehäuse, welche beim Drehen einen Keil in einem Ausschnitt des Schlittens verschiebt. Nur 
wenn bei dieser Verschiebung der Schlitten resp. der Arretirungsstuhl die höchste Lage ein- 
nimmt resp. die Nadel ganz von ihren Lagern abgehoben hat, greift das Getriebe in die 
Zahnung des Stuhlps ein und kann somit diesen drehen. In jeder anderen Lage des Schlittens 
findet dies nicht statt, so dass alsdann durch ein Drehen der Getriebestange aus Versehen 
der Stuhl nicht bewegt wird, also auch keine Beschädigung der Nadelaxen erfolgen kann. 
Auf solche Weise ist also erzielt, dass das Lager für die Nadeln im Centrum derselben 
Glasplatte zusammen mit dem Vertikalkreis befestigt ist, also keine gegenseitige Verschie- 
bung beider erfolgen kann und dass dabei die Nadelenden in jeder Lage derselben nicht in 
die unmittelbare Nähe von Messingstützen gelangen. Allerdings wird durch die ringförmige 
Gestalt des Lagers die Bewegung der Magnetnadel auf einen Winkel von ±22° von der 
Vertikalen aus beschränkt, was indessefi gegenüber den unbestreitbaren Vorzügen dieser 
Construction nur für niedrigere Breiten als Nachtheil zu bezeichnen ist. An Orten nämlich, 
wo die Inclination kleiner als 70° ist, braucht man nur statt im magnetischen Meridian in 
einem solchen Azimut a dazu die Messung anzustellen, dass eben die Nadel angenähert jene 
Neigung zeigt. Heissen wir die so beobachtete Neigung i\ so ist dann bekanntlich die wahre 
Inclination г gegeben durch: 
1. tangi = tangi'. Cosa, 
wo das Azimut а vermittelst des Horizontalkreises zu bestimmen ist. Um zu erfahren, bis 
zu welchen kleinsten Werthen der Inclination diese Methode noch praktisch verwendbar ist, 
ditferentiren wir die obige Gleichung nach i und a und finden so: 
2. da = di '-^'K' 
tg г', sin а 
Nehmen wir an, dass man die absolute Inclination i mit einer Genauigkeit von 
di = ± 0,'l zu erhalten wünsche und stets % — 70° sei, so ergeben sich für verschiedene 
Azimute a folgende Werthe von i und da: 
1) In Wirklichkeit befindet sich diese Stange mit Kopf 1 achter, da bei der Aufnahme links und rechts vertauscht 
rechts von dem vor dem Vertikalkreis sitzenden Beob- I worden sind. 
