Nadel-Inclinatorium modipicietek Consteuction. 
5 
a 
i 
да 
1" 
69°59'50" 
rt 17;8 
15 
69 21 
1,13 
30 
G7 12 
0,48 
45 
62 46 
0,25 
60 
53 57 
0,12 
68 
45 50 
0,08 
75 
35 25 - 
0,06 
Für niedrigere Breiten, wo die Inclination erheblich kleiner als 70° ist, müsste also 
die Verniere am Horizontalkreis statt bloss l', wie bei unserem Instrument, direct mindestens 
lO" ablesen und 5" schätzen lassen. Dies würde bei unserem grossen in 10' getheilten Hori- 
zontal-Krejs noch recht gut möglich sein. Aber auch, dann wird man höchstens noch Jncli- 
nationen bis herunter zu 45° bei unserer Construction messen können, welche Grenze übri- 
gens für das gesammte russische Reich nicht überschritten wird. Für die zweite Hälfte von 
Inclinationswerthen, nämlich von 45° bis 0°, wird man an die frühere von Kreil beschriebene 
Einrichtung des Stuhls mit kleinen Verbesserungen desselben sich halten müssen. So wird 
man passend die Drelibarkeit der Achatlager aufgeben und dagegen für die Drehung der 
Arretirung eine sicherer functionirende Axe einführen, endlich die Säulen oder Träger des 
Stuhls und der Arretirung vielleicht aus Glas statt aus Messing anfertigen. 
Zur Nivellirung des Instruments befindet sich im Innern des Gehäuses unterhalb des 
Stuhls ein Niveau, dessen Parswerth zwischen 17 und 23 Skalentheilen Blasenmitte nach 
Untersuchung mit dem Niveauprüfer beträgt: 
1 pars = 18;'8. 
Vertikal über der Mitte des Nadelstuhls ist endlich das Gehäuse durchbohrt und in die 
48 mm. weite Oeffnung ein vertikaler aufgeschnittener Cylinder von gleicher Weite und 
55 mm. Höhe eingesetzt, der durcli einen einzuschiebenden und vermittelst einer Klemme 
(siehe Tafel II) zu tixirenden Deckel zu verschliessen ist. 
In diese Oeffnung schiebt sich die Röhre mit Zange ein, welche zum Einlegen und 
Herausnehmen der Nadel aus dem Instrument sowie als Halter beim Magnetisiren derselben 
bestimmt ist. Diese Röhre ist in Tafel II unten links neben dem Dreifuss zu sehen und in 
Tafel III in natürlicher Grösse im Durchschnitt zusammen mit der oberen Hälfte der Magnet- 
nadel dargestellt. 
Die äussere cylindrische Röhre aaad hat am oberen Ende einen Ansatz mit wel- 
chem sie sich auf den Rand der cylindrischen Rohr-Oeffnung ЪЬ des Gehäuses stützt. Eine 
an ihr angebrachte Nase fällt dabei in einen passenden Ausschnitt der Rohr-Oeffnung ein 
und giebt so der Röhre eine bestimmte Lage zum Gehäuse. Mit einer weiteren aufge- 
schraubten Fassimg С С stösst eine, in die äussere genau eingepasste zweite Röhre ccc'c auf 
