Nadel -Inclinatorium modipicieter Construction. 
9 
2. Justiruüg des ueueu lustruuients. 
a) Wenn vermittelst der Stellschrauben am Dreifuss nach dem Niveau der Horizontal- 
kreis genau horizontal resp. die Drehungsaxe des Nadel-Gehäuses genau vertikal gemacht 
ist, so soll der Vertikalkreis genau vertikal resp. die Drehungsaxe seiner Alhidade genau 
horizontal sein. 
Um dies zu verificiren, wurde nach Nivellirung des Instruments von der Mitte des 
Deckels der oberen Gehäuse-Oeffuung ein kleines, an einem sehr feinen Coconfaden befestigtes 
Senkel im Innern des Gehäuses bis nahe zum Boden desselben herabgehängt und durch 
geringe Schiebung desselben vor- oder rückwärts bewirkt, dass ein ganz scharfes Bild des 
Fadens z. B. im oberen der beiden Mikroskope erhalten wurde. Die Axe der Alhidade ist 
dann genau genug horizontal, wenn die Schärfe des Fadenbildes in diesem Mikroskop die- 
selbe bleibt, nachdem man die Alhidade mit den Mikroskopen um 180° umgedreht bat, so 
dass also das obere Mikroskop jetzt nach unten zu stehen kommt. Um dies zu erzielen, 
rausste ich auf der einen Seite der den Kreis tragenden Glasplatte im Innern des sie hal- 
tenden Rahmens unten dünnes Schreibpapier einlegen. Da die Mikroskope eine Verschie- 
bung des Objects in der Richtung ihrer optischen Axe um 0,1 mm. noch erkennen lassen, 
so kann also bei dieser Justirung der übrig bleibende Fehler nur ± 0,1 mm. auf 230 mm. 
betragen haben, was einem Neigungswinkel von ± 1,'5 der Alhidaden-Axe zur Horizontalen 
entsprechen würde. 
b) Die optischen, durch den Mittelfaden der Fadenkreuze definirten Axen der beiden 
Mikroskope sollen in eine und dieselbe, durch die Drehungsaxe der Alhidade gelegte 
Ebene fallen. 
Mit Hülfe des erwähnten Senkels wurden zu dem Ende die beiden Mikroskope unter 
gleichzeitigen kleinen seitlichen Verrückungen des ersteren so lange vermittelst der an ihren 
Lagern angebrachten Schrauben justirt, bis der Mittelfaden des oberen und unteren Mikro- 
skops das Senkel bisectirte und hieran nichts geändert wurde, wenn man die Alhidade um 
180° umdrehte. 
Nachher justirte man auch gleich noch bei der vertikalen Stellung der Verbindungs- 
linie der Mikroskope die Flügel-Nonien der Alhidade so, dass sie genau um 180° differi- 
rende Ablesungen am Vertikalkreis ergaben. 
c) Die beiden Achatschneiden der Axen-Lager sollen mit ihren oberen Kanteii der 
ganzen Länge nach in ein und dieselbe Horizontalebene fallen. 
Um zunächst ihre Parallelität zu untersuchen wurde eine kleine, unten angeschliffene 
Längslibelle, bei welcher ein Theil den Werth von 30" hatte, der Quere nach auf beide 
Schneiden gelegt und zugesehen, ob sie an beiden Enden und in der Mitte derselben dieselbe 
Angabe mache. So weit hiebei die Schätzung der Stellung der Blasenenden reichte d. h. bis 
zu ungefähr 0,2 Sealentheil oder also 0,'l war dies wirklich der Fall. Darauf legte ich eine 
Mémoires de l'Acad. Imp. i. sc. VII Serie. 2 
