10 
H. Wild, 
optisch auf ihre Planität uucl den Parallelismus der beiden Flächen genau untersuchte Glas- 
platte (von Steinheil in München) auf die beiden Schneiden, wobei ihr Parallelismus neuer- 
dings zu constatiren war, setzte dasselbe Niveau der Quere nach auf die Platte und consta- 
tirte so zunächst, dass beide Schneiden genau genug gleich hoch seien d. h. eine Ebene 
durch sie mit der horizontalen Axe des Vertikalkreises keinen grössern "Winkel als 0,'25 
bilde. Wäre der Fehler grösser gewesen, so hätte ich zur Correction die beiden Schrauben, 
welche das ganze Lager an der Glasplatte befestigen etwas lösen und oben oder unten zwi- 
schen diese und die Metallplatte etwas Papier oder Staniol unterlegen müssen. Nach Um- 
drehung des Niveaus in die zu den Schneiden parallele Lage justirte ich vermittelst der bei- 
den S. 3 erwähnten seitlichen Schrauben, die unten auf das um eine horizontale Axe dreh- 
bare, eigentliche Lagerstück einwirken, das letztere so lange, bis das Niveau wieder mit 
einer Genauigkeit von 0',25 einstand, somit die Schneiden auch ihrer Länge nach mit dieser 
Sicherheit horizontal waren.. 
d) Die Drehungsaxe der Inclinationsnadel, soll, wenn man sie mit dem Stuhl durch 
Lösen der Arretirung auf die Achatschneiden aufgesetzt hat, in die Verlängerung der 
Drehungsaxe der Alhidade fallen. 
Von der Erfüllung dieser Bedingung überzeugte ich mich auf folgende Weise. Nach 
Aufsetzen einer der Nadeln in vertikaler Stellung auf die Schneiden wurden zunächst beide 
Mikroskope mit den hiefür vorhandenen Correctiousschrauben so justirt, dass die Mitte ihrer 
Fadenkreuze je mit der Mitte der einen, etwa der oberen Nadelölfnung coincidirte, also die 
optischen Axen der erstem in der Nadelebene beim Umdrehen der Alhidade einen und den- 
selben Kreis um deren Axe beschreiben. Wenn hierauf das eine Mikroskop bei der oberen 
Nadelöffnung und das andere zugleich bei der unteren die erwähnte Coincidenz zeigt, so ist 
dies offenbar zunächst ein Beweis dafür, dass die Nadelaxe in dieselbe Horizontalebene mit 
der Drehungsaxe der Alhidade fällt, unter der Voraussetzung allerdings, dass die Centren 
der beiden Nadelöffnungen von ihrer Axe gleich weit abstehen. Davon überzeugt man sich 
aber leicht durch einfache Umkehrung der Nadel, so dass das bisherige obere Ende der- 
selben nach unten zu liegen kommt; es muss dann die Coincidenz von Fadenkreuz-Mitte und 
Loch-Mitte erhalten bleiben. Dies ist bei allen unseren Nadeln genau genug der Fall. Da- 
gegen musste ich, um die Nadelaxe auf die richtige Höhe zu bringen, vermittelst der unteren 
Corrections- Schraube an der Messingplatte das Lagerstück etwas heben. 
Legt man darauf die Magnetnadel so auf die Lager, dass ihre Längsaxe horizontal zu 
liegen kommt, so kann man sich in gleicher Weise versichern, ob im Horizont die Mitte 
der Nadel in die Verlängerung der Drehungsaxe der Alhidade falle resp. durch even- 
tuelle seitliche Verschiebung des Lagerstückes dies erreichen. Wenn dann bei dieser Lage 
der Axe zugleich beide Mikroskope gleich scharfe Bilder der Nadelöffnungen ergeben, und 
dies auch nach Umlegen der Nadel um 180° resp. Vertauschen von Links und Rechts der 
Fall ist, so wird die Nadelaxe nicht bloss senkrecht zur Verbindungslinie der Lochmitten 
der Nadel sein, sondern auch ganz mit der Verlängerung der Alhidaden-Axe zusammen- 
