NADEL-iNCLINATOEroM MODIFICIRTER CONSTRUCTION. 
11 
fallen. Ein Fehler in dieser Beziehung entspricht einer unrichtigen Stellung der Anschlag- 
schrauben für den Hebelarm am drehbaren Theil des Arretirungsstuhls und kann also leicht 
durch Drehen dieser Anschlagschrauben in der einen und anderen Stellung des Arms corri- 
girt werden. Man kann auch die richtige Stellung der Axen-Pfannen bloss in der einen Lage 
des Hebelarms auf diese Weise erzielen und die genaue Drehung derselben um 180° bis 
zum Anschlag des Hebels auf der anderen Seite dadurch justiren, dass man auf den Arre- 
tirungsstuhl eine planparallele Glasplatte vertikal aufstellt, welche sich mit demselben dreht. 
Der Stuhl hat dann beim Drehen von einem Anschlag des Hebels zu anderen genau einen 
Winkel von 180° beschrieben, wenn die beiden Seiten der Glasplatte abwechselnd einen und 
denselben Punkt an dieselbe Stelle des Gesichtsfeldes eines vor derselben aufgestellten Fern- 
rohrs reflectiren. 
e) Die als Drehungsaxe dienenden dünnsten Zapfentheile der Nadeln sollen je gleich 
dick und kreisrund sein und ihre Axe genau senkrecht auf der Längsaxe der Nadel stehen. 
Nach den Abmessungen der fraglichen Nadelzapfen mit einem, 0,001 mm. anzeigenden 
Dickemesser mit Fühlhebel erwiesen sich dieselben an den, auf den Achatschneiden auf- 
liegenden Stellen bis auf ± 0,001 mm. als gleich dick und kreisrund. Die senkrechte Stel- 
lung aber der Nadelflächen zu ihren Axen erwies sich dadurch als befriedigend, dass alle 
beim Umlegen mit dena Pfannenhebel um 180° keine erhebliche Abnahme der Bildschärfe 
der Löcher erkennen Hessen. 
Wären alle diese Bedingungen genau erfüllt, so müssten offenbar bei jeder Stellung 
der Nadel, markirte Seite vorn oder hinten vom Beobachter aus, markirtes Ende oben oder 
unten, die Bilder der Nadel-Löcher in den Mikroskopen ganz scharf und gleichzeitig in 
beiden concentrisch zur Mitte der Fadenkreuze erscheinen. Bei einigen der 8 Stellungen 
der Nadel, in welche diese bei der Beobachtung gebracht wird, ist dies wirklich der Fall, 
bei anderen wird dagegen entweder das Bild des inneren Oeffnungsrandes etwas verschwommen 
oder die Mitte des Fadenkreuzes resp. der Kreuzungspunkt der Faden erscheint im Maxi- 
mum bis zu 0,1 mm. excentrisch in der Oeffnung. Da alle Nadeln mehr oder minder diese 
Erscheinung zeigen, so folgt daraus, dass bei gewissen Stellungen die übrig gebliebenen 
Justirungsfehler sich in ihrer Wirkung offenbar summiren und so im Resultat eine grössere 
Abweichung hervorbringen, als jedem einzelnen zukommen kann. Immerhin erschien mir 
aber dieser restirende Fehler so klein, dass ich von einer nochrnaligen, noch sorgfältigeren 
Justirung glaubte absehen zu dürfen. 
2* 
