Nadel-Inclinatoeium modificirtee Construction. 
13 
Die Magnetisirungsspirale ist auf besonderen Trägern an der östlichen Ziramerwand 
fest aufgestellt und unmittelbar unter ihr sind zwei transportable Accumulatoren der Gesell- 
schaft Jablotschkow in St. Petersburg placirt. In die kurze Leitung von ihnen zur Spirale 
ist ein Stromunterbrecher eingeschaltet, der zur Magnetisirung der Nadel in der Spirale 
zweimal je 15 Secunden, mit 5 Secunden Unterbrechung dazwischen, geschlossen wird. Die 
Stromstärke erwies sich dabei nach einem Amperimeter gleich 19 Ampère. 
Controlirung des magnetischen Moments. Behufs Controlirung des magnetischen Moments 
der Nadel wird dieselbe jeweilen nach der Ummagnetisirung mit der Umhüllungsröhre in den 
anstossenden Centraisaal dieses Pavillons gebracht, dort auf einen ost-westlich orientirten 
Träger mit Anschlägen gelegt, so dass die Entfernung der Magnetmittelpunkte 770 mm. 
beträgt und die an einem kleinen suspendirten Magnet durch die Nadel bewirkte Ablenkung 
— halbe Differenz der Magnetstellungen vor und nach Umkehr der Inclinationsnadel um 
180° — vermittelst Fernrohr und Scala beobachtet. Diese Ablenkungen betrugen in Scalen- 
theilen für: 
1889. Nadel I. Nadel II. Nadel III. Nadel IV. 
August 221,0 235,0 302,0 283,5 
December 219,5 233,5 301,0 282,0 
Die "Wirkung der Accumulatoren hat also in den 5 Monaten bei einem allwöchentlichen 
Stromessehl uss von etwa 4 Minuten nur wenig abgenommen, so dass dieselben höchstens 
alle halbe Jahre aufzuladen sind. Der Unterschied des magnetischen Moments der Nadeln 
vor und nach dem Ummagnetisiren betrug in den extremsten Fällen nur eine 1,5 Scalen- 
theilen entsprechende Grösse d. h. wenig mehr als Yg Procent des ganzen magnetischen 
Moments und durchschnittlich nur die Hälfte dieser Grösse. 
Schwerpunktsjustirung. Bei Vorversuchen im Juli und Anfangs August habe ich durch 
Abschleifen des schwereren Nadelendes mit einem Blaustein den Schwerpunkt aller Nadeln so 
justirt, dass bei Nadel I und III die vor und nach der Ummagnetisirung erhaltenen Incli- 
nationswerthe nur 1 bis 3', bei den Nadeln II und IV aber 10' dilferirten. 
Magnetischer Meridian. Nach dieser Berichtigung erfolgte die Bestimmung der Ablesung 
am Horizontalkreis, für welche die Drehungsaxe der Inclinationsnadel senkrecht auf dem 
magnetischen Meridian steht resp. also die Nadel im magnetischen Meridian liegt. Zu dem 
Ende war unter Benutzung des erwähnten Lothes die der vertikalen Stellung der Ver- 
bindungslinie beider Mikroskope (Mittelpunkte ihrer Fadenkreuze) entsprechende Ablesung 
am oberen Vernier des Vertikalkreises — 268'' 51 '4 — bestimmt worden und bei dieser 
Lage des Verniers resp. der Alhidade des Vertikalkreises wurde jetzt die Nadel durch Drehen 
des Gehäuses in allen ihren möglichen Lagen zum Einstehen beim oberen Mikroskop gebracht 
und jeweilen die Verniere am Horizontalkreis abgelesen. Das Mittel dieser Ablesungen bei 
