NADEL-ÏNCLINATOEroM MODIFICIKTEE CONSTRUCTION. 
15 
Arretirimgsstift bei diesem eingesteckt wird. Die Röhre wird nun zum Ablenkungsapparat 
gebracht, mit den Nasen nach oben gewendet auf den Bock gelegt, der abgelenkte Magnet 
durch Ströme beruhigt und die Scale abgelesen; darauf die Röhre um 180° umgewendet 
und wieder die Scale bei der Ablenkung nach der anderen Seite abgelesen. Die halbe Diffe- 
renz der beiderseits abgelesenen Scalentheile wird als Ablenkung notirt. 
Man bringt sodann die ganze Röhre in den westlichen Saal zurück und schiebt sie wie- 
der in die Magnetisirungsspuhle aber in umgekehrter Lage d. h. mit der fassenden Zange 
nach Norden gewendet ein. Bei Beginn der Beobachtungen, % Stunden später, magnetisirt 
man, in ähnlicher Weise wie eben beschrieben, die Nadel um und bestimmt die Ablenkung, 
welche sie am Magnet im Centrai-Saal bewirkt. 
Nach Zurückbringen der Röhre zum Inclinatorium zieht man unter Niederdrücken des 
Nasenknopfes die fassende Zange bis zu Ende heraus, wobei ihre Umhüllungsröhre aber 
noch in der Verbindungsröhre beider Zangen stecken bleiben muss, dann erst wird sie mit der 
letzteren auch aus der Verbindungsröhre herausgezogen und nach Abheben des obereren Deckels 
beim Inclinatorium in dieses eingeschoben, wobei wieder die Nasenstellung zu beobachten 
ist, so dass diese in ihren Schlitz an der Fassung einfällt. Unter Niederdrücken des Nasen- 
knopfes schiebt man jetzt auch die Zange herunter, löst die letztere durch Schrauben im 
Sinn der Bewegung eines Uhrzeigers vollständig, wobei die Nadelaxe sich in die Pfannen 
einlegt, zieht dann die Röhre aus dem Inclinatorium heraus und verschliesst die Oeffnung 
des Gehäuses mit dem Deckel. 
Man dreht hierauf das Gehäuse den Kreis nach Ost wendend in den Meridian und stellt 
den Vernier am Horizontalkreis genau auf die betreffende Ablesung ein. Um hierbei Ver- 
sehen besser vermeiden zu können, ist es räthlich beiderseits Anschläge für den Klemmenarm 
der Alhidade anzubringen. Unter vorsichtiger Lösung der Arretirung macht man die Nadel 
auf einen Augenblick frei, arretirt aber gleich wieder, wenn sie nahezu in die Inclinations- 
Richtung gekommen ist, um ein Anschlagen am Stuhl zu verhüten. Durch abwechselndes lang- 
sames Loslassen und Arretiren bringt mau die Nadel nahe in die richtige Lage, so dass sie 
um diese nur noch ganz geringe Schwankungen macht, löst dann die Arretirung vollständig, 
beruhigt mit den Drahtspuhlen vollkommen, wozu der schwächere Strom in ihnen ausreicht, 
stellt das untere Mikroskop auf die Nadelöffnung ein, giebt ein elektrisches Signal zum 
unterirdischen Pavillon und liest die Zeit an einer Uhr sowie beide Verniere des Vertikal- 
kreises ab ; darauf stellt man das obere Mikroskop auf die Nadel ein mit Signal zum unter- 
irdischen Pavillon und Ablesung der Uhrzeit nebst beider Verniere. Auf das durch Nieder- 
drücken einer neben dem Beobachter befindlichen Taste bewirkte elektrische Glockensignal 
im unterirdischen Pavillon für magnetische Variationsbeobachtungen liest der dort befindliche 
Hülfsbeobachter sofort den Stand des Bifilarmagnetometers und der Lloyd'sclien Wage ab. 
Man arretirt jetzt die Nadel schwach, dreht nach Lösung der Klemme den Kreis wie- 
der nach Nord senkrecht zum magnetischen Meridian, löst schwach die Arretirung und ar- 
retirt sofort die Nadel wieder ganz, wenn sie ungefähr eine vertikale Stellung eingenommen 
