16 
H. Wild, 
hat. Nunmehr legt man sie mit dem Pfannen-Hebel durch Drehen am betreffenden Knopf um 
ISO'"" um, dreht den Kreis in die Meridianlage nach Ost zurück, stellt am Vernier des Hori- 
zontalkreises nach erfolgter Klemmung mit der Mikrometerschraube genau auf den Meridian 
ein und beobachtet unter Lösung der Arretirung die definitive Nadelstellung genau wie vor- 
her unter Notirung von Zeit und Abgabe von Signalen zum unterirdischen Pavillon. 
Die Nadel wird sodann wieder schwach arretirt, das Gehäuse mit Kreis über Nord nach 
West gedreht, am Л^егпіег genau auf den Meridian gestellt und unter sehr vorsichtiger Lösung 
der . Arretirung die Nadel momentan frei gemacht, bis sie die neue Stellung auf der anderen 
Seite der Vertikalen annähernd angenommen hat, wieder arretirt und darauf wie oben nach 
und nach in der neuen Lage auf die Achatschneiden aufgesetzt, ganz beruhigt und nach 
Abgabe der Signale ihr Stand und die Zeit abgelesen. Darauf folgen in entsprechender 
Weise folgende Operationen : 
Arretirung der Nadel, Vertikalkreis nach Nord gedreht, Arretirung der Nadel in der 
Vertikalstellung und Umlegung um 180°, Vertikalkreis nach West gedreht, Meridian am 
Horizontalkreis eingestellt, Nadel frei gemacht und beruhigt, Einstellung der Mikroskope 
auf die Nadel, Signal, Uhrzeit, Ablesung des Vertikalkreises. 
Arretirung der Nadel, Vertikalkreis nach Nord, Nadel gut vertikal gestellt und voll- 
kommen arretirt. 
Die eine Zange wird von oben eingesetzt, die Nadel durch Zudrehen der Zange gefasst 
und unter Festhalten der Umhüllungsröhre und Niederdrücken der Nase die Zange mit der 
Nadel in diese hereingezogen, bis die Feder einschnappt und jetzt Alles zusammen aus dem 
Liclinatorium entfernt werden kann, worauf die Oeffnung des Gehäuses mit dem Deckel 
verschlossen wird. 
Die Röhre mit Nadel aber schiebt man in die beiden Zangen gemeinsame Fassung ein und 
darauf die Zange mit der Nadel unter Niederdrücken des Knopfes in ihre Umhüllungsröhre 
hinein, so dass sie in die Mitte des ganzen Systems zu liegen kommt, also die Axe der Nadel 
durch das Glimmerfenster sichtbar wird. Jetzt wird die andere Zange zugeschraubt, bis ihre 
Haken ganz lose die Nadel umfassen, dann die Röhre um ihre Längsaxe gedreht, bis die 
Nadelaxe nahe horizontal steht (Nase nach vorn oder hinten), die erstere Zange schwach 
losgeschraubt, die zweite fest angezogen und die erstere darauf ganz gelöst. Nunmehr wird 
die ganze Röhre mit der jetzt fassenden Zange nach Norden gewendet in das Solenoid ein- 
geschoben, durch Stromesschluss die Nadel ummagnetisirt, endlich die Ablenkung ge- 
messen. 
Wenn mau dann die Nadel mit der Zange, in der sie festsitzt, in das Inclinatorium 
einführt, so kommt jetzt trotz der Ummagnetisirung doch wieder der Nordpol nach unten zu 
liegen und es kann sofort eine zweite Beobachtungsreihe genau wie die vorige, nur in Be- 
treff der Nadel- und Gehäuse-Stellung in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden. 
Nach Vollendung dieser zweiten Beobaclitungsreihe wird die Nadel wieder mit der 
einen Zange aus dem Gehäuse herausgehoben, worauf ihre Entfernung aus der Zange und 
