28 
H. Wild, Nadel-Inclinatoeium modificieter Construction. 
sere Differenz (rt 0,'4) der Resultate der drei Nadeln II bis IV untereinander gegenüber 
den Erfahrungen, die bei anderen Inclinatorien in dieser Richtung gemacht worden sind, 
eine verhältnissmässig geringe und es muss daher hier um so mehr die grosse Abweichung 
des mittleren Resultates für die Nadel I von dem der übrigen Nadeln auffallen. Die verhält- 
nissmässig viel grössere Unsicherheit der Beobachtungen mit dieser Nadel vermag diese 
Abweichung nicht zu erklären. Ebenso zeigen auch die Zahlen der ersten Tabelle für diese 
Nadel keine hervortretenden Unregelmässigkeiten und nur in der 2. Tabelle fällt auf, dass 
die Werthe von -^^^^ md—^ für diese Nadel um circa 6' verschieden sind, während sie 
bei den anderen Differenzen von höchstens 2' aufweisen. Eine Ersetzung der Axe dieser 
Nadel durch eine andere hat das Gesammtresultat und die Unsicherheit der einzelnen Mes- 
sung nicht wesentlich verändert, es muss also künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben, 
die Ursache dieser Abweichung zu ermitteln. Vor der Hand bin ich geneigt, sie in einer 
ungleichförmigen Härtung und demgemässen unregelmässigen Magnetisirung der Nadel zu 
suchen, worauf die Veränderung der Collimation der magnetischen Axe beim Ummagnetisi- 
ren hinzuw^eisen scheint. 
