ÜEBER DIE Abhängigkeit dee Wäemeleittjngsfähigkeit von deb Tempeeatue. 29 
geschmolzener Röhre jene Löcher fast vollständig ausfüllten. Der, in dem unteren Theile 
etwas grössere Zwischenraum wurde nicht mit Quecksilber, sondern mit Glycerin ausgefüllt, 
von dem weniger als zwei Tropfen genügten. Der Vortheil des Glj^cerins, eines relativ guten 
Wärmeleiters, gegenüber dem Quecksilber ist ein doppelter. Erstens dringt das Hg in das 
Metall des Stabes ein und verursacht auf diese Weise eine bedeutende Aenderung der 
Homogenität. Ausserdem haftet aber das Hg nicht an dem Glas des Thermometers; es zieht 
sich zu Tropfen zusammen, ohne den, besonders im oberen Theil der Löcher äusserst 
schmalen Zwischenraum zwischen Metall und Glas auszufüllen. Das Glycerin dagegen be- 
netzt gleichmässig Metall und Glas und füllt, wie man von Aussen deutlich sehen kann, 
jenen Zwischenraum vollständig aus. Das Einführen der Thermometer muss aber sehr vor- 
sichtig und langsam geschehen, damit keine Luftblasen in dem Glycerin bleiben. Die Ther- 
mometer wurden nach jeder Versuchsreihe, im ganzen dreimal, auf den Null- und Siede- 
punct geprüft; die beobachteten Veränderungen waren nur äusserst geringe. 
Zwei Umstände bedurften einer besonderen Untersuchung: erstens befand sich ein 
langer Quecksilberfaden des Thermometers ausserhalb des Stabes, was die Nothwendigkeit 
eine bedeutende Correction einzuführen veranlasste; es wurde zu diesem Zwecke auf übliche 
Weise an einem Hülfstherraometer die Lufttemperatur in halber Höhe des Quecksilberfadens 
abgelesen. Zweitens war bei einigen Thermometern der unterste Theil der Röhre, der sich 
unmittelbar an das Reservoir anschliesst, bedeutend verdickt und es ragte dieser ver- 
dickte Theil ein klein wenig über die Oberfläche des Stabes heraus, so dass die Befürchtung 
entstehen musste, dass die jenen Theil der Röhre füllende Quecksilbermenge nicht die 
richtige Temperatur des Stabquerschnittes annehmen würde. Um nun sowohl die Richtigkeit 
der Correction für den Quecksilberfaden zu prüfen, als auch den Einfluss des erwähnten 
unteren verdickten Röhrenendes zu bestimmen, bin ich auf folgende Weise vorgegangen. 
Ein Kupferkessel wurde halb mit Wasser gefüllt und mit einem dünnen Blechdeckel ver- 
sehen, der an der Einen Seite so in die Höhe umgebogen war, dass das Innere des Gefässes 
durch eine schmale unbedeckte Stelle mit dem äusseren Räume communicirte. In dem Deckel 
war ein kleines Loch gebohrt, durch welches das zu prüfende Thermometer eingeführt 
werden konnte. Das Wasser wurde anhaltend gekocht und zuerst die Temperatur der Dämpfe 
bestimmt, wobei die Correction für den lierausragenden Faden auf die oben erwähnte \Veise 
bestimmt wurde. Es zeigte sich, dass dieselbe mit grosser Genauigkeit dem gerade vor- 
handenen Luftdruck entsprach (99,79° bei 753,8 Mm. Luftdruck). Hierauf wurde eines der 
Thermometer, bei denen das untere Röhrenende die erwähnte Verdickung zeigte, nur so 
tief in das Gefäss eingeführt, wie tief es bei den Versuchen in den Löchern des Stabes 
drinsass; ein kleines Ende der Verdickung ragte heraus und das Thermometer befand sich 
in einer Lage, die derjenigen im Stabe in hohem Grade analog war (metallische Oberfläche 
u, s, w.). Nachdem die Temperatur sich eingestellt hatte, wurde das Thermometer etwa 
5 Mm. tiefer eingeführt, sodass der ganze verdickte Röhrentheil sich unterhalb des Deckels 
befand. Hiebei stieg die Angabe des Thermometers um 0,2°. Als aber derselbe Versuch 
