Als Fortsetzung meiner in №8 des XVIII. Bandes (1872) dieser Mémoiren veröffent- 
lichten metrologischen Studien habe ich die Ehre, der Académie die Eesultate einiger 
weiterhin mit Rücksicht auf die internationale Meter-Reform von mir ausgeführten Unter- 
suchungen vorzulegen. 
IV. Neuer Längen -Comparator mit Vertikalbewegung zur Ver- 
gleichung von auf die hohe Kante gestellten Strichmaassen, 
Im Bulletin unserer Académie von ^^-/g?. 1873 habe ich eine mir von Herrn 
Professor F. E. Neumann in Königsberg mitgetheilte Methode beschrieben, welche in 
überraschend einfacher Weise den hei der üblichen Vergleichung von Strichmaassen, die 
unmittelbar auf der Stab - Oberfläche getheilt sind, von der Biegung der Stäbe herrühren- 
den Fehler beseitigt. Ich habe damals auch bereits bemerkt, dass die Ausführung der Idee 
des Herrn Professor Neumann allerdings eine Veränderung in der bisher üblichen Form 
der Comparatoren erheische und dass ich gesonnen sei, einen solch neuen Comparator zur 
praktischen Verwerthung derselben construiren zu lassen. Dies ist seither geschehen und 
ich theile nun im Nachstehenden eine Beschreibung des neuen Instruments und einige 
damit angestellte Messungen mit. 
Vorher habe ich aber noch berichtigend zu bemerken, dass nach dem übereinstim- 
menden Zeugniss einer Reihe Collegeu von der internationalen Meter-Commission, nämlich 
der Herren Broch, Faye, Hirsch und Tresca bereits während der Sitzungen jener 
Commission zu Paris im Herbst 1872 Herr Profesor Govi aus Turin im Privatgespräch 
die Idee, Strichmaasse zur Vermeidung des Biegungsfehlers bei den Vergleichungen auf die 
hohe Kante zu stellen, äusserte, dann aber dieselbe gegenüber dem Vorschlage des Herrn 
Memoiren de l'Acad. Imp. des sciences, Vll-me Série. 1 
