2 
H. Wild, 
Tresca, zu demselben Endzweck den Maasstäben die in meinem obigen Aufsatze ebenfalls 
besprochene Z-Form zu geben, fallen liess. So kam es, dass ich davon in Paris Nichts 
erfuhr, und deshalb die auf meiner Rückreise von Paris in Erfahrung gebrachte und 
entsprechende Idee des Herrn Professor Neumann diesem Forscher allein zuschrieb. 
Obschon nun die Tresca'sche Form für die Construction der neuen Meter-Etalons adop- 
tirt worden ist, so unterliegt doch keinem Zweifel, dass die Schwierigkeit ihrer Herstel- 
lung die Annahme derselben für Präcisions-Maasse im Allgemeinen und für solche aus 
gewissen Materialien wie z. B. Quarz insbesondere verbietet und dass daher die Idee Govi- 
Neumann gleichwohl ihren "Werth behält. Meine Aufnahme derselben scheint mir daher 
vollkommen gerechtfertigt; auch sind mir bis dahin nur zwei Einwände gegen dieselbe 
gemacht worden. Herr Professor Broch aus Christiania theilte mir brieflich mit, dass er 
schon bei Gelegenheit jenes Gesprächs darauf hingewiesen habe, es dürfte ein dünner auf 
die hohe Kante gestellter Stab seitliche Torsionen erfahren, welche einen noch grössern 
Fehler als die Biegung in der üblichen Lage bewirken würden. Ich habe mir indessen die 
Normalmaasstäbe nie dünner als 10 Mm. auf 20 Mm. Breite gedacht und bin überzeugt, dass 
bei solchen Dimensionen keine seitlichen Verbiegungen oder Torsionen zu befürchten sind. 
Allerdings haben einige Gelehrte auch verlangt, dass die Stäbe, damit sie rasch die Tem- 
peratur der Umgebung annehmen und diese so genau gemessen werden könne, sehr dünn 
seien und haben deshalb auch der Querschnittsform des Herrn Tresca den Vorzug gegeben. 
Man hat indessen dabei wohl nicht bedacht, dass überhaupt genaue Maassvergleichungen 
erfahrungsgemäss nur bei einer äusserst langsamen Änderung der Temperatur möglich sind, 
wobei selbst dickere Stäbe Zeit haben, die Temperatur der Umgebung, wie sie durch dane- 
benliegende Thermometer angezeigt wird, in der ganzen Masse anzunehmen. Der andere 
Einwand gegen die Verwerthung der Govi-Neumann'schen Idee betraf die Schwierigkeiten 
bei der Construction entsprechender neuer Comparatoren. Wir werden sehen, ob und inwie- 
fern dieselben bei unserm Instrumente beseitigt sind. 
1 . Beschreibung des Längen-Gomparators. 
Das Instrument, wie es nach meinen Angaben von Herrn Noack, Mechaniker am 
physikalischen Cabinet der Académie, begonnen und nach seinem Tode von Herrn Scheu- 
rer, Mechaniker am physikalischen Centrai-Observatorium, vollendet worden ist, wird 
durch Tafel 1 im Grundriss, Tafel II in der Vorderansicht und Tafel III in der Seitenan- 
sicht in Yj natürlicher Grösse dargestellt. 
Die von Herrn Mechaniker Brauer mit bekannter Meisterschaft ausgeführten zwei 
Mikrometer-Mikroskope ÂimàA' geben bei einer Object-Distanz von 88 Mm. eine ungefähr 
80-malige Vergrösserung und eine Umdrehung der Mikrometerschraube entspricht in run- 
der Zahl 0,059 Mm., also ein Theil der in 100 gleiche Theile getheilten Trommel derselben: 
