0 
Meteologische Studien. 3 
0,00059 Mm. Obsclion der Mikroskop-Körper 500 Mm. laug ist , so haben mir die Mikroskope 
doch eine viel grössere Stabilität bei den Messungen gezeigt, als kürzere, die ich früher bei 
andern Comparatoren benutzt habe. Es ist dies jedenfalls dem Umstände zuzuschreiben, 
dass Herr Brauer die Mikroskopkörper nicht aus gelötheten oder gezogenen Röhren her- 
gestellt hat, sondern aus massiven Rothgusstücken hat ausbohren lassen. 
Zur centralen Beleuchtung des Objects, der Maasstabtheilung, sind bei den Mikrosko- 
pen in der Nähe der Objective (bei a und a') im Innern kleine rechtwinklichte Glasprismen 
(Kathetenfläche 3 Mm. ins Quadrat) angebracht, welche an den Enden kurzer, in seitliche 
Durchbohrungen eingeschobener Röhrchen sitzen und das von aussen längs der Axe der 
letztern einfallende Licht senkrecht gegen die Theilung hin reflectiren, wobei es durch das 
Objectiv noch concentrirt wird. Diese innere Beleuchtung ist meinen Erfahrungen nach 
jeder andern vorzuziehen; sie gibt scharf begrenzte richtige Bilder der Striche und gewährt 
selbst bei Benutzung des durch Spiegel den Prismen zugeführten dilfusen Himmelslichts 
eine ganz genügende Helligkeit. 
Die Mikroskope sind in besondern Lagern auf dem Tischchen В und B' befestigt, wel- 
che ihrerseits in vertikalem und horizontalem Sinne justirbar auf den Trägern G und С 
ruhen. Diese Träger aber sind an dem Stahlprisma D festgeklemmt, welches von drei M- 
förmigen, auf den Steinpfeilern F aufgeschraubten Trägern gehalten wird (Bei dem aus- 
geführten Apparat sind zur Zeit noch diese Steinpfeiler F wie auch der steinerne Tisch Z 
durch sehr solide Tische aus PJichenholz ersetzt). Das Prisma ist behufs ungehinderter 
Ausdehnung nur am mittlem Träger unverrückbar festgeklemmt, bei den beiden seitlichen 
Trägern ist die Klemme nur lose angezogen, soweit es eben die sichere Lage des Prisraas 
erheischt; Die Träger haben eine Ж-förmige Gestalt, um das Prisma unbehindert von ihnen 
mit dem Blechgefässe (r, dessen Deckel in der Zeichnung weggelassen ist, umgeben und so 
zur bessern Erhaltung seiner Temperatur-Constanz während der Messungen in Wasser oder 
Glycerin eintauchen zu können. An den äussern Trägern E sind auch noch die Halter der 
um zwei aufeinander senkrecht stehende Axen drehbaren Spiegel Ъ und Ъ' befestigt, welche 
den Beleuchtnngsprismen das Tageslicht von einem Fenster des Beobachtungssaales — bei 
uns eines Oberlichtes — und zur Nachtzeit das Licht einer über dem Comparator aufge- 
hängten Petroleumlampe mit weissem Schirm zureflectiren. Auf dem mittlem Prismaträ- 
ger endlich ruht das zur Ablesung der Thermometer bei den Maasstäben dienende Mi- 
kroskop H. 
Zur Aufnahme der zu vergleichenden Maasstäbe, welche zu dem Ende nach einan- 
der vor die Objective der Mikroskope zu bringen sind, sowie ihrer zugehörigen Thermome- 
ter dient der Rahmen J J, der aus zwei eichenen an ihren Enden verbundenen Brettern 
besteht. Auf dem untern und obern Brette befinden sich zunächst zwei Stahllineale m m 
und nn, welche, wie dies beim obern Lineal in der Zeichnung angedeutet ist, vermittelst 
vorstehender geschlitzter Bügel und Führungsstiften an beiden Enden quer zum Brette mi- 
1* 
