4 
H. Wild, 
krometrisch verstellt und ebenso am einen Ende durch eine Justirungssch raube und vor- 
stehende Nase ihrer Länge nach verschoben werden können. 
Längs dieser Stahllineale gleiten nun die auf ihnen ruhenden Träger der Maasstäbe, 
von welchen in der Vorderansicht IL bloss derjenige des Normalwerthes Ж auf dem untern 
Brette dargestellt ist. Er besteht aus einem Messinglineal NN, das am einen Ende auf 
zwei, am andern bloss auf einer Schraubenspitze aufruht und in der Nähe derselben beider- 
seits zwei vertikale Stützen besitzt, welche den Axen der Rollen, auf denen der Meterstab 
ruht, sowie den Schrauben mit Elfenbeinspitzen darüber, die znr Klemmung und seitlichen 
Justirung des Meters bestimmt sind, als Halter dienen. 
Diese Justirungen alle erlauben, das Normalmeter mît seiner den horizontalen Mikro- 
skopen zugewandten getheilten Fläche genau vertikal zu orientiren, die letztere in passende 
Entfernung von den Mikroskopobjectiven zu bringen und den zweiten Stab darüber in glei- 
cher Weise zu stellen und damit zugleich dem erstem genau parallel zu machen. 
Um bei dieser Justirung sowohl als bei den nachherigen Vergleichungen rasch nach 
einander in bestimmten, immer wieder herzustellenden relativen Positionen bald den einen 
bald den andern Maasstab vor die Mikroskope bringen zu können , ruht der Holzrahmen J 
vermittelst der Schienen R und R' auf den Rollen 0 und 0' auf, welche au den einen Armen 
der Hebel P und P' sitzen. Diese Hebel drehen sich um die von den Gussstücken 8 und S' 
getragenen Axen g und g\ die ihrerseits auf dem Steine Z (Holztisch) aufgeschraubt sind. 
Die andern Arme der Hebel tragen die hohlen Cylinder Q und Q\ die zur Aufnahme von 
variabelu dem Gewicht der Stäbe M anzupassenden Gegengewichten bestimmt sind; ausser- 
dem sind sie durch die starken Federn p und p' mit dem Stabe q q verbunden, welcher 
am obern Ende , der in einer Hülse gleitenden Zahnstange r befestigt ist. Diese Stange 
wird vermittelst des Getriebes s, das an einer horizontalen Axe mit Kurbel t am andern 
Ende sitzt, auf- und niederbewegt und damit eine entsprechende gemeinsame Bewegung 
den beiden Hebeln P und weiterhin dem Stabträger J ertheilt. 
Zur Begrenzung und Regulirung dieser Bewegung im vertikalen Sinne wie auch der 
Länge nach sind endlich auf der Basis Znoch zwei Gusspfeiler T und T' aufgestellt, welche 
durch die beiden längern, in vorstehenden Nasen sitzenden Schrauben v und v\ verstellbare 
Anschläge nach oben und unten für den Rahmen J darbieten und mit ihren innern, eben ge- 
hobelten Flächen zwei Rollen an den Enden desselben, von denen die eine an einer starken 
Feder sitzt, als Bahn dienen. Die Federn p und p' ermöglichen ein sicheres beiderseitiges 
Anlegen des Rahmens an seine Anschläge und die aus der Seitenansicht ПІ und dem 
Grundriss I ersichtliche Gestalt der Rollen 0 und Schienen R sichert bei der Vertikal- 
bewegung des Rahmens die gleichbleibende Entfernung der Maasstäbe von den Mikroskop- 
Objectiven. 
Vor jedem Maasstabe befindet sich endlich, wie dies wieder bloss für den untern in 
der Zeichnung dargestellt ist, ein Träger für das direct in С. eingetheilte Thermome- 
ter K, der aus zwei, auf einem Lineal befestigten Messingrohrstücken L besteht und das 
