Meteologische Studien. 
5 
Thermometer zur Beleuchtung seiner Milchglasscale von der Rückseite aus etwas oberhalb 
des Maasstabes hält. Diese Beleuchtung geschieht von derselben Lichtquelle her, die auch 
die Maasstabtheilung erleuchtet, vermittelst des Spiegels h und der Cylinder-Linse l. 
Ueber den obern Maasstab wird bei den Messungen ein drittes Brett gelegt, das durch 
zwei Blechplatten an den Enden in entsprechendem Abstände vom obern Brette des Rah- 
men J wie das untere des letztern gehalten wird und endlich werden die OefFnungen zwi- 
schen diesen Brettern vorn und hinten durch Blechplatten verschlossen, so dass nur da kleine 
Oeffnungen bleiben, wo die Ablesung der Theilungen und der Thermometer erfolgen. 
Da das vorliegende Instrument nicht für Messungen der äussersten Präcision, sondern 
zunächst bloss für Verificationen von Längen bei physikalischen Untersuchungen bestimmt 
ist, bei welchen eine Genauigkeit von ± 0,001 Mm. vollkommen genügt, also auch für die 
Temperaturbestimmung eine Sicherheit von bloss zfc OVl C. erforderlich ist, so wurde der- 
selbe bloss für Vergleichungen in der Luft eingerichtet. 
Für Vergleichungen der äussersten Präcision, für welche man eine Genauigkeit der 
Längenmessung bis zu zt: 0,0001 Mm. und damit der Temperaturbestimmung bis zu 
r*rO°01 C. anstrebt, wird es wahrscheinlich nöthig sein, die Stäbe in eine Flüssigkeit zu 
legen. Zu dem Ende ist dann der Holz-Rahmen J J durch einen doppelwandigen, ebenfalls 
mit Schienen auf den Rollen 0 aufliegenden Kasten aus Metallblech zu ersetzen, auf dessen 
inneren Boden dann die Stahllamelle m mit dem Stabträger N befestigt ist. An dem letz- 
tern ist hierfür nur die Aenderung zu raachen, dass die Stützen zur Lagerung der beiden 
Stäbe vertikal über einander je zwei Rollen in geeigneter Distanz tragen. In der Höhe jedes 
Stabes ist je ein besonderes Thermometer aufgestellt, um die Temperatur der betreffenden 
Flüssigkeitsschicht anzugeben und endlich sind in die Seitenwand des Kastens unmittelbar 
gegenüber den um 1 Meter von einander abstehenden Mikroskopen planparallele Glasplatten 
wasserdicht eingesetzt. Der von einem allfälligen Mangel an Parallelismus der Begrenzungs- 
flächen der letztern herrührende Fehler kann durch eine Vertauschung der Stäbe bestimmt 
und so aus dem Messungsresultat eliminirt werden. Bei der Anwendung von Flüssigkeiten 
wird es auch bei der gewöhnlichen Form der Comparatoren immer nothwendig sein, ent- 
weder direct die Objective der Mikroskope oder cylindrische und verschiebbare Fortsätze 
der Mikroskopkörper, die an ihren untern Enden mit planparallelen Glasplatten verschlossen 
sind oder endlich feste Einsätze der letztern Art in den Deckel der Flüssigkeitsbehälter 
unmittelbar mit der Flüssigkeit in Berührung zu bringen, um die Trübung der Bilder 
durch die bewegliche, freie Flüssigkeitsoberfläche zu verhindern. Es bietet somit auch in 
dieser Richtung die neue Form der Comparatoren gegenüber der bisherigen keine wesent- 
liche Complication dar. 
Bei einem neu auszuführenden Apparate wird man auch das 4-kantige Prisma D, das 
einem bereits vorhandenen Apparat sammt seinen Trägern entlehnt wurde, zweckmässig 
durch ein dreiseitiges Prisma ersetzen, welches den Mikroskopträgern eine gleichmässigere 
Führung gewährt. 
