/ 
Meteologische Studien. 7 
Hieraus berechnen sich als Ausdehnungscoefficienten m iinsers Meters für eine mittlere 
Temperatur von 19^5 C. die beiden Werthe: 
bei Erwärmung: 0,000018075 
bei Abkühlung: 0,000018016 
Mittel: 0,000018046 ± 0,000000030 
Bestimmung der wahren Länge des Normalmeters. 
Am 26. October 1869 ergab die Vergleichung des Normalmeters mit dem Normal- 
stabe (Stück von Links 500 Mm. bis Rechts 500 Mm.) im Wasser unmittelbar folgende 
Daten nach den Schematen in der citirten Abhandlung: 
Therm I. 
Therm. II. 
Normalmeter = 
G e f ä s s 
= (L. 500 — R. 500) des Normalstabs ■+■ 
am Ende. 
in der Mitte. 
A p X 
X 
13°80 
13°79 
-1-0,716 — (0,437 = 0,442) = 
H- 0,274 
13,81 
13,80 
0,654 — (0,376 = 0,380) = 
-t- 0,274 
13,80 
13,80 
-f- 0,642 — (0,355 = 0,359) = 
-b 0,283 
13,82 
13,81 
H- 0,648 — (0,363 = 0,367) 
-b0,281 
13,82 
13,81 
-H 0,656 — (0,379 0,383) = 
-H 0,273 
13,83 
13,82 
H- 0,642 — (0,356 = 0,360) = 
H- 0,282 
13,84 
13,83 
Ч- 1,054 — (0,775 = 0,784) = 
-b 0,270 
13,85 
13,84 
-t- 0,977 — (0,691 =0,699) = 
-1-0,278 
13,87 
13,87 
-»-0,963 — (0,678 = 0,686) = 
-1-0,277 
13,90 
13,90 
-+- 0,71 5 — (0,437 = 0,442) = 
-1-0,273 
13,834 
13,827 
-+-0,2765 
±0,0037 
Zufolge S. 131 — 135 der citirten Abhandlung sind aber bei vorstehenden Tempera- 
turen die Gesaramt-Correctionen der beiden Thermometer: 
für L : — 0°1 80 für II. : — 0,242 
und nach S. 107 ist der "Werth einer Umdrehung der Mikrometerschraube Links: 
1^ = 0,0709723. 
t 
Es ist also bei: 13°62 Celsius das Normalmeter (d. h. das Stück desselben von 0 bis 
1000 Millimeter) um -н 0,0196 Mm. ± 0,00026 Mm. grösser als das Stück des Normal- 
stabes von L. 500 bis R. 500. 
