8 
H. Wild, 
Aus diesen Daten berechnet sich die wahre Länge des Normalmeters bei 0° : 
nach der Formel: 
0 1 -*-тЛ 
WO also: 
с = 0,01 96 Mm. 
^= 13°62 
m = 0,000018046 
und zufolge S. 108 der erwähnten Abhandlung der Ausdehnungscoefficient des Normal- 
stabes : 
0,000015577 Mm. 
endlich zufolge S. 87 die wahre Länge des Normalstabes zwischen den Theilstrichen 
L. 500 — R. 500 bei 0"" bezogen auf das Piatina-Meter der Archive zu Paris: 
iVo=: 1000,00030 Millimeter. 
Führt man diese Werthe oben ein, so ergibt sich schliesslich: 
= 999,9838 Millimeter. 
Bei diesen Messungen war das Normalmeter entsprechend wie der Normalstab durch 
5 gleichmässig auf seiner Länge vertlieilte Glascylinder unterstützt, deren obere Ränder 
vorher in ein und dieselbe Ebene gebracht worden waren. Der Biegungsfehler kann dabei 
jedenfalls nicht grösser als die obige mittlere Abweichung einer Beobachtung: ± 0,00026 Mm. 
gewesen sein. 
Erste Vérification der T h eilung des Normalmeters. 
Eine erste Vérification der Decimeter-Theile des Normalmeters habe ich vom 2. — 7. 
December 1870 ausgeführt. Es diente dazu ein kleiner Comparator der gewöhnlichen Art 
mit vertikalen Mikroskopen und horizontal verschiebbarem Trog zur Aufnahme der Stäbe. 
Die Mikroskope desselben besitzen eine bloss circa 40-malige Vergrösserung und einTrom- 
mel-Theil ihrer Mikrometer ist sehr nahe 0,001 Mm. Das Normalmeter wurde in dem 
Troge mit der Theilungsfläche nach oben auf zwei um 600 Mm. von einander abstehende 
Rollen gelegt und bei der einen derselben durch seitlich angeklebtes Wachs leicht befes- 
1) Aus den angegebeuen Diraeusionen des Stabes er- | S. 134), dass bei dieser Unterstützungsweise der Biegungs- 
giebt sich nach den vor Bessel entwickelten Formeln | fehler für die Punkte 0 und 1000™" der Theilung auf der 
(Darstellung der Untersuchungen und Maassregeln durch | Oberfläche verschwindet, 
die Einheit des Preussischen Längenmaasses veranlasst 
