10 
H. Wild, 
und darnach für die absolute Länge der einzelnen Decimetcr des Normalmeters 
bei 0°: 
( 0-100)o = 
(100—200), = 
(200—300), = 
(300—400), = 
(400—500), = 
99,9821 Mm. 
99,9894 
100,0091 
100,0041 
100,0177 
(500— 600), = 99,9844 Mm. 
(600— 700), = 100,0011 
(700— 800), = 100,0087 I. 1, 
(800—. 900), 99,9777 
(900—1000), = 100,0097 ') 
Durch ganz entsprechende Vergleichungen mit Hülfe des Centimeters und Millime- 
ters auf dem Schieber ausgeführt im Sommer 1873 hat Herr Dr. Mägis noch folgende 
Unterabtheilungen des Normalmeters verificirt resp. ihre absolute Länge bei 0'^ abgeleitet: 
( 0- 
10)o = 
9,9976 Mm. 
(900— 
910), = 
10,0109 Mm. 
(10— 
20),= 
9,9958 
(910— 
920), = 
10,0057 
(20— 
30),= 
9,9994 
(920— 
930), = 
9,9931 
(30— 
40)o = 
10,0053 
(930— 
940), = 
9,9983 
(40— 
50),= 
9,9989 
(940— 
950), = 
9,9983 
(50— 
60),= 
10,0008 
(950— 
960), = 
9,9997 
(60— 
70)o = 
10,0053 
(960 — 
970), = 
10,0069 
(70— 
80),= 
9,9898 
(970— 
980), = 
9,9939 
(80— 
90),= 
10,0010 
(980— 
990), = 
10,0046 
(90— 
100), = 
9,9885 
(990 — 
1000), = 
9,9983 
Г 2. 
(0- 
0,9977 
(5— 6), = 1,0010 
(1- 
2)o = 
1,0010 
(6— 7), = 1,0056 
(2- 
3)o'= 
0,9987 
(7— 8), = 0,9928 
(3- 
4)o- 
0,9925 
(8— 9), = 0,9965 
(9—10), = 1,0048 
(4- 
5)o = 
1,0069 
Den mittlem Fehler dieser Werthe schätze ich zu ±0,001. 
Bei der angegebenen Unterstützung des Meters wird nun allerdings für die Elntfer- 
nuug der Theilstriche 0 und 1000 auf seiner Oberfläche der von der Biegung herrührende 
Fehler compensirt, dagegen ist dies durchaus nicht der Fall für die einzelnen Decimeter 
der Theilung. Die einen erfahren eine Dilatation, die andere eine Compression, welche ihre 
wahre Länge bei gleichförmiger Unterstützung auf einer horizontalen Unterlage bis zu 
± 0,002 verändern kann. Dieser Biegungsfehler steckt also noch in den oben bestimmten 
Werthen der einzelnen Decimeter drin und wir würden also für letztere merklich andere 
1) Die Zahlen sind in den letzten Ziffern um ± 3 
verschieden von den im Jahresbericht des physik. Cen- 
trai-Observatoriums für 1873 und 1874 S. 24 angegebe- 
nen, weil bei der ersten Bearbeitung die mittlem Deci- 
meterwerthe auch auf bloss 3 Decimalen berechnet wor- 
den waren. 
