Metrologische Studien. 
11 
Resultate gefunden haben, wenn der Stab in anderer Weise unterstützt worden wäre. Da- 
gegen würden selbst Biegungsfehler von ± 0,005 bei den einzelnen Decimetern auf die 
oben gefundenen Werthe der Centimeter und Millimeter nicht einen über den angegebenen 
Beobachtungsfehler hinausgehenden Einfluss haben, so dass wir diese als definitive betrach- 
ten können. 
Zweite Vérification der T h eilung des Norraalmeters. 
Der neue Coniparator bot offenbar eine vortreffliclie Gelegenheit dar , den eben erör- 
terten Einfluss des Biegungsfehlers auf die Länge der einzelnen Decimeter des Normalme- 
ters empirisch zu ermitteln. Da bei der Stellung, welche dem Meter in diesem Instrument 
zu geben ist, der Biegungsfehler überhaupt und nicht bloss für die ganze Länge wegfällt, 
also auch die einzelnen Decimeter die wahre Länge wie bei ganz geradem Stabe zeigen 
werden, so müsste eine der frühern analoge Vérification aller Decimeter mit dem neuen 
Comparator verglichen mit den Resultaten der letztern unmittelbar die Grösse des Bie- 
gungsfehlers ergeben. Nach Vollendung des neuen Comparators habe ich daher sofort eine 
bezügliche Untersuchung vorbereitet. Da die Mikroskope des neuen Comparators viel stär- 
ker vergrössern als die des frühern, so war es nicht möglich , sich bei der Vérification der 
.Decimeter des frühern, aufliegenden Schiebers zu bedienen, dessen Theilstriche allzusehr 
vor denjenigen der Stabtheilung vortraten. Ich verwandte daher dazu einen der beiden 
Quarzstäbe, welche ich im ersten Theile dieser Arbeit Art LS. 11 beschrieben und dort 
zu den Untersuchungen über den Einfluss wiederholter Temperaturvariationen und Er- 
schütterungen auf die absolute Lange von Maasstäben verwendet habe. Auf der einen brei- 
ten Seitenfläche des Bergkrystallstabes IL liess ich von Herrn Brauer eine neue Thei- 
lung machen — die frühere Decimetertheilung befand sich auf der sclimalen Seitenfläche — , 
deren Striche 0,0, 0,1, 0,2 Mm. etc. bis 1,0 Mm., sodann 2, 3, 4 etc. bis 10 Mm., darauf 
20, 30 etc. bis 50 Mm. und endlich 100 Mm. entsprechen. Dia Striche dieser Theilung 
sind viel feiner und regelmässiger als die der frühern, da Herr Brauer beim Ziehen der- 
selben einen von Herrn Stern, Krystallschleifer in Oberstein an der Nahe, mit besonderer 
Sorgfalt bearbeiteten schneidenden, statt ritzenden, Diamanten benutzte 
Dieser Bergkrystall- Stab, den ich in der Folge kurz mit bezeichnen werde, 
wurde zunächst analog wie das Meter auf einen ganz entsprechenden besondern Träger, 
dessen Rollen den Dimensionen des Quarzstabes (110 Mm. Länge, 10 Mm. Breite und 
5 Mm. Dicke) entsprechend um 63,5 Mm. von einander abstehen, gelegt und damit auf 
das Stahllineal des obern Brettes des Comparators gesetzt. Durch Verschieben längs des 
Stahllineals war dieser Decimeterstab der Reihe nach vertikal über jeden Decimeter des 
1) Seither hat Herr Stern einen norb vollkomrae- I wie auf Glas und Metall, so dass jetzt auch diese einzige 
ner Diamanten geliefert, mit welchem Herr ßruuor auf 
Bergkrystall ebenso tadellose Theilungen ausgeführt hat 
Schvi ierigkeit für Bergkry stall -Maasse als überwunden 
anzusehen ist. 
a* 
