20 
H. Wild, 
heit zur aufsteigenden Vérification eines Kilogramms resp. eines Meters benutzt werden. 
Angenommen, es seien z. B. die 10 Decimeter eines getheilten Meterstabes vermittelst des 
Quarz-Decimeters verificirt worden und der mittlere Fehler jeder einzelnen Bestimmung 
sei ±0,001 Mm., so wird der mittlere Fehler des Endresultates resp. der Länge des 
ganzen Meters nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung sein: ± 0,003 Mm. Aller- 
dings kommt noch das Zehnfache des bei der absoluten Bestimmung des Quarzetalons selbst 
begangenen Fehlers hinzu, daher eben, wie schon erwähnt, dieser sehr gering sein muss. 
Der Preis endlich solcher Etalons ist ein verhältnissmässig geringer. Herr Stern in 
Oberstein hat mir erklärt, dass er Hectogramme von Kugel- oder Cylindergestalt der ver- 
langten Qualität und ebenso getheilte Quarzdecimeter, wie oben beschrieben, je zum Preise 
von 30 Thlr. liefern könne. 
VI. Spiegel -Ablesung mit Fernrohr und Scale bei Präcisions- 
Wagen. 
Steinheil hat meines Wissens zuerst die Spiegelablesung mit Fernrohr und Scale 
bei Wagen angewendet. Er befestigte nämlich auf dem Wagebalken über der mittlem 
Schneide einen vertikalen Spiegel und stellte dann diesem Spiegel gegenüber, in der Rich- 
tung des Wagebalkens, ein Fernrohr mit vertikaler Scale auf, welche sich in jenem Spiegel 
abspiegelte. Diese Beobachtungsmethode der Bewegungen des Wagebalkens bietet gegen- 
über der üblichen mit Zeiger und Scale weniger den zum Theil illusorischen Vortheil einer 
schärfern Messung kleiner Winkelbewegungen des Wagebalkens dar als den viel wesent- 
lichern, dass der Beobachter unbeschadet der Sicherheit dieser Messungen dieselben in 
einem grössern Abstand von der Wage ausführen kann ; also während der Wägung, ausser 
zur Versetzung der Gewichte, gar nicht in die Nähe der Wage zu kommen braucht und 
damit also alle Störungen, welche aus der Nähe des Beobachters durch Strahlungseinflüsse 
und dergl. entspringen, vermieden werden. 
Die Einrichtung Steinheil's leidet aber anderseits an demselben Uebelstande, den 
Wagen mit Zeigern und Scalen an den Enden des Wagebalkens darbieten. Die Beobachtung 
der Bewegungen des letztern hat dann, selbst wenn sie mit einem Fernrohr geschieht, doch 
immer zur Folge, dass der Beobachter eine unsymmetrische Stellung zu den beiden Wag- 
balkenarmen einnimmt, resp. dem einen viel näher ist als dem andern, wodurch eine un- 
gleiche Erwärmung beider und damit eine Störung der Wägungen erfolgt. Man wird diesen 
Einwand, den übrigens Beobachtungen an einer solchen Wage mir selbst als nur zu sehr 
gerechtfertigt erwiesen haben, nicht übertrieben finden, wenn man bedenkt, dass bei einer 
« 
