134 I809> S^ul Ang. Se}u 
huru '"ångorne ej verkeiigen undergått någon 
den minjfta förändring, 
Häraf kan man utan fvårighet infe , huru 
angelägit det är, att vid omdömet om en ang» 
ipachins förmåga , göra affeende på atmofphé* 
rens tillMnd , och jämföra ångmätaren med ba- 
rometern 5 efter hvars förändringar den förra 
bör jiifteras , om man vill kunna n ed noggran- 
het beftämma den kraft, fom eidea till niachi» 
jiens drift frambringar. 
Et fådant ändamål har jag anfedt , genom 
följande nya conftruction af ångmätaren, kunna 
I det närmafte vinnas, 
ahc^ fig, 2, är ett bcgdt, någorlunda jämn* 
tjockt glasrör , af vid pais \ tums inre diahie- 
ter, fom innehåller qvickfilfver till hh eller öf- 
Ver lo tums högd i båda armarne , hvilka äro 
minft 20 tum långa. Glascylindern ä tjenar att 
emottaga qvickfiivret , och att hindra defs in- 
trängande i machinen af den yttre luften, i fall 
ångornes fpänftighet genom pannans afkyining, 
eller någon annan orfak, häftigt minfkades, famt 
att bibehålla den condenferade vattencolumnen 
vid en i det närmafte lika högd. Cylinde >n är 
Hptill kittad vid ett metallrör, med vändtapp 
I, fOm flänger eller öpnar communication emel* 
lan ftora ångröret ad fig. i, och ångmätaren. 
tå fidan af hvardera armen är en fcala , delad 
i gra« 
figer mmdre epänstighet ån etmosphéren ^ eller 
mndei: %o tum p hiix detta förhållande ä&XiU »tdirjre. 
