attaché le sondeur, les deux parties A tendent à se rapprocher à 
cause de leur poids et de la position de leur centre de gravité, 
et pendant ce mouvement, travaillent le fond en le draguant 
(Fig. 2). Le fond se trouve alors pris entre les deux parties comme 
l'indique la partie hachurée. 
Le mouvement se terminant, toute cette partie hachurée se 
trouve prise à l'intérieur des deux parties de la mâchoire et 
répartie entre elles deux. L'appareil remonte dans la position 
indiquée par la Fig. 3. On voit que, dans 
cette position, les poids des deux par- 
ties A, les appliquent fortement l'une 
contre l'autre. 
Il est à remarquer que, si un gravier 
empêche l'appareil de se fermer com- 
plètement (ce qui arrive rarement dans 
la pratique), l'appareil remonte encore 
un échantillon du fond, seulement cet 
échantillon est moins important ; il est 
tout entier au-dessous de la ligne mn ; 
et bien que le sondeur ne soit, dans ce 
cas, pas fermé, sa forme est telle qu'il 
n'y a à l'intérieur aucun remous capable 
de délayer le sable ou même la vase 
et de les faire tomber; l'expérience a 
démontré que, même dans ce cas, on 
remonte un échantillon parfaitement 
suffisant. 
Le mécanisme de déclanchement est le suivant : une tige de 
cuivre DX est articulée autour du point X; elle comporte à son 
extrémité une fente permettant l'accrochage après un bouton D, 
et se trouve, quand elle est ainsi accrochée, butée contre un 
bouton de butée E. 
Pendant la descente de l'appareil, les deux points X et D des 
deux mâchoires, ne pouvant pas s'écarter, l'appareil reste ouvert 
et orienté à cause des deux butées K, qui, s'appuyant l'une ou 
l'autre sur la tige, empêchent l'appareil de chavirer. 
Au moment où l'appareil touche le sol, l'articulation O avec 
(8) 
Fig. 3. Sondeur Léger, 
remontant fermé. 
