-45 - 
donne naissance à de l'acide sulfureux. Des expériences directes 
ont prouvé que cette crainte était illusoire. Une troisième ébul- 
lition est effectuée de la même manière et tous les gaz après 
absorption de CO' sont réunis en Bo, où leur volume est 
mesuré, ainsi que la température du bain d'eau. On fait ensuite 
passer le gaz dans B3 en abaissant L3 et en ouvrant H2. 
L'acide pyrogallique et la solution de potasse sont introduits 
en T3. On les fait couler dans B3 où l'oxygène est absorbé. 
Avant de faire la lecture, on aura soin de rincer la burette avec 
une petite quantité d'eau pure. Le gaz restant en B3 après 
l'absorption de l'oxygène est considéré comme de l'azote. Le 
volume et la température en sont déterminés. La hauteur du 
baromètre est considérée comme constante pendant toute la 
durée de l'analyse. 
Telle la manière de conduire une analyse au moyen de 
l'appareil du Prof. Knudsen. Chaque analyse ne demande, 
lorsque l'expérimentateur s'est familiarisé avec l'instrument, 
qu'une heure et demie. 
Chaque fois que le gaz est conduit d'une burette dans une 
autre, il est accompagné par une certaine quantité de liquide. 
De la sorte, il y a un mélange d'eau distillée, d'eau salée et 
d'acide sulfurique dans la burette Bi ; de B. en B3 passe de la 
potasse diluée. Cet inconvénient n'a aucune importance au 
point de vue de l'exactitude des résultats. On peut considérer 
comme également négligeable, la quantité d'air qui pourrait 
se dissoudre dans les différentes manipulations de l'analyse. 
Quant à CO"^ son absorption dans la burette Bi peut être la 
cause de quelque inexactitude, mais cela est encore préférable 
à la grande complication qu'entraînerait un dosage plus recher- 
ché. Il faudrait en effet introduire un petit morceau de zinc 
pur dans le bouilleur qui dégagerait de l'hydrogène au contact 
de l'acide sulfurique. Mais en ce cas on devrait éliminer 
ensuite cet hydrogène, opération qui compliquerait énormé- 
ment l'appareil. 
Les volumes des gaz ainsi trouvés sont ramenés à o'' et à 760 
au moyen des Tables de Landolt et de Bornstein. L'emploi de 
ces tables demanderait l'usage d'un baromètre à mercure. Ici 
(22) 
