LAC TCHAD. — SUPPLÉMENT À LA NOTICE ALTIMÉTRIQUE. 129 
(6) Quand l'observation simultanée a été faite seulement à l'aide des ané- 
roïdes nous avons considéré : 
1° Que l'erreur sur la correction instrumentale pouvait être en moyenne 
évaluée à environ +o""°,8'2', soit pour les altitudes considérées environ 
à 1 0 mètres de dénivellation ; 
9° Que l'erreur moyenne de lecture pouvait être considérée comme négli- 
geable, étant évaluée à + o""',oi, soit i mètre de dénivellation. 
De telle sorte que l'erreur accidentelle moyenne à craindre sur une obser- 
vation est pour l'anéroïde : 
+ \/ 1 0^ + 1 0- = ± là mètres. 
Ceci dit, passons à l'examen des divers circuits qui composent le réseau 
hypsométrique Cotonou-Lac Tchad. 
Mous étions limités, en effet, par notre faible approvisionnement d'alcool à brûler. 
En effet, si nous considérons les courbes de correction de nos anéroïdes et de nos hypso- 
mètres (tome I", ^i' partie, pl. I, p. 338) , nous constatons : 
a. Correclions des thermomètres hypsomélriques d\i i3 octobre 1906 au 1"^ mars 1909; la cor- 
rection instrumentale des deux instruments a varié : 
Pour le n° 35o, de o°o6 (correspondant à i'""',6 de pression atmosphérique); 
Pour le n° 35i, de 0° ol) (correspondant à i""",! de pression atmosphérique). 
Nous avons supposé arbitrairement que , pour toute cette période, cette variation pouvait être re- 
présentée par une droite. Notre hypothèse s'est d'ailleurs trouvée confirmée pour un point fie cha- 
cune de ces deux droites : le 33 octobre 1907, la comparaison des deux thermomètres entre eux 
nous avait donné une différence pratiquement nulle. 
Nous sommes donc fondés à croire que la correction instrumentale de nos deux thermomètres 
hypsométriques nous a été exactement connue au cours de tout notre voyafje à moins de 0° 01 , re- 
présentant une incertitude de 0°"" 37 sur la valeur de la pression atmosphérique. Il serait d'ailleurs 
désirable de procéder en cours de voyage à un plus grand nombre de comparaisons des deux ther- 
momètres hypsométriques. 
b. Corrections des anéroïdes. — L'allure générale de ces courbes montre que , selon toutes proba- 
bilités, les valeurs de ces corrections, obtenues par comparaison des indications simultanées de l'ané- 
roïde considéré et du thermomètre hypsométrique , sont approchées à moins d'un millimètre si l'on 
admet que les irrégularités anormales du 10, 685 en 1907 et du 1 3,688 en septembre 1908 doivent 
être mises sur le compte de phénomènes de surchauffe avec entraînement de gouttelettes, ou peut- 
être encore d'erreur ronde de lecture au moment de la comparaison. 
MISSION TILHO. 11. 
9 
ni puni MU t ?)AT£ONALE. 
