417 
allein die Anwendung für viele Zwecke der Astrophysik illusorisch 
macht. 
Für Sonnenbeobachtungen und noch mehr für Spektra der Co* 
meten und Fixsterne wird daher immer noch trotz der Unbequemlich- 
keit und dem grossen Gewichte die ältere Form der Spektroskope 
vorgezogen, wiewohl auch hier die Verluste durch Absorption und 
Reflexion sehr bedeutend sind. 
Endlich, last not least, werden alle Fehler der Prismenflächen 
auf die Nettigkeit des Bildes einwirken und diess um so mehr, je 
stärker die Brechung der Glassorten ist. 
Die Absorption der farbigen 
Strahlen, die Lichtschwäche in Folge 
der Verluste durch Reflexion, so wie 
die Prismenabweichung lassen sich 
gänzlich beseitigen, beziehungsweise 
auf ein Minimum reduziren durch 
nachfolgende Einrichtung eines Spek- 
troskopes mit gerader Durchsicht. 
In der Fig. 1 seien zwei Prismen 
von gleichem brechenden Winkel von 
mindestens 60^ bis höchstens 83^ so 
mit einander verkittet, dass sie das 
Parallelepiped alcd bilden. 
Wählt man nun die brechenden 
Mittel derart, was besonders leicht 
ist, wenn man als Prismensubstanzen 
„Crownglas oder Bergkrystall und ir- 
gend eine passende Flüssigkeit" nimmt, 
so kann die Wahl so getroffen werden, 
dass beide brechende Medien diesel- 
ben Brechungsexponenten für mittlere 
Strahlen zwischen D und E besitzen, 
aber die Flüssigkeit 2- bis 5 mal 
so stark zerstreut als Bergkrystall 
oder Crownglas. Diese Flüssigkeit kann aber auch so gewählt werden, 
dass sie selbst noch viel durchsichtiger als das beste Crownglas ist, 
und die Absorption der Strahlen des rothen und violetten Endes so 
klein ausfällt, dass man die so schwer sichtbaren Linien des Spektrums 
A und H und selbst darüber hinaus auch bei untergehender Sonne 
als ein Gitter zahlreicher dunkler Linien beobachten kann. 
27 
