424 
Die Einrichtung für Protuberanz-Beobachtungen kann zwar die 
nach Zöllner oder Anderen getroffene sein, allein ich will hier einer 
Art der Beobachtung erwähnen, welche besondere Vortheile darbietet. 
Dieselbe ist sehr einfach und gestattet, die Protuberanzen so etwa 
zu beobachten, wie sie sich bei einer totalen Sonnenfinsterniss dar- 
stellen. Man bringt ein kreisförmiges Diaphragma mit ringsförmiger 
Öffnung in den Focus des Fernrohrobjectives und seines Oculares, 
der natürlich lang genug sein muss um dieses zu ermöglichen. Da 
die Offnungen des Parallelepipedes im Vergleiche zu seiner Länge 
sehr gross sind, so kann man mit einem schwachen Oculare den 
ganzen ringförmigen Raum überblicken, und wenn nun das centrale 
Diaphragma etwas weniges kleiner genommen wird, als der Sonnen- 
durchmesser, so kann man die Protuberanzen nahe so sehen, als 
bei verfinsterter Sonne die Chromosphäre. Die Protuberanzen können 
so überblickt werden; um dem Sonnendurchmesser im Focus die 
genaue passende Grösse geben zu können, eignet sich besonders die 
Einschaltung einer Barlow-Linse (mit negativem Focus), wodurch 
man das Focalbild von beliebiger Grösse auf dem ringförmigen Dia- 
phragma projiciren und mit Dispersions-Parallelepiped und Ocular- 
linse betrachten kann, je nachdem es sich um Beobachtung der 
tieferen oder höheren Schichten der Chromosphäre handelt. Die- 
selbe Vorrichtung dient, wenn das Ringdiaphragma verstellbar ge- 
macht wird, um es in den richtigen Abstand zur Ocularlinse bringen 
zu können, zur Projection und zum Photographiren im monochroma- 
tischen Lichte. 
Noch einige Worte über die Einrichtung des Parallelepipeds 
mit Flüssigkeitsprisma. Als geeignetestes Material dient ein paral- 
lelepipedisches Gehäuse aus Zink durch einen diagonalen Rahmen in 
zwei gleiche Hälften getheilt. Der Zink wird weder von ätherischen 
Ölen, Schwefelkohlenstoff, noch von Benzol, Weingeist oder Äther 
angegriffen, und können also diese Flüssigkeiten unverändert darin 
erhalten werden. In die eine Hälfte wird das feste Prisma aus 
Crown-, Flintglas, Bergkrystall oder Kalkspath gekittet, in die an- 
dere, welche am Ende offen ist, und mit aufgekitteter plan- paralleler 
Platte geschlossen wird, kommt die Flüssigkeit durch eine im oberen 
Theile des Zinkparallelepipeds gelassene kurze röhrenförmige Öffnung 
mit konischem eingeschliffenen Zinkstöpsel. So wird jede Verdampfung 
verhütet und bei sorgfältiger Arbeit des Parallelepipeds genauer Pa- 
rallelismus der vorderen und rückwärtigen Fläche des Parallelepipeds 
erzielt. 
