4R6 
so scliwierig geltende Problem einer vollkommen acliromatischen und 
aplanatischen Linsencombination zu lösen. 
Der Einschluss muss ein möglichst hermetischer sein um mög- 
lichst der Verdampfung und chemischen Änderung im Laufe der Zeit 
vorzubeugen, übrigens sind gerade aetherische Öle und fette Öle zur 
Hand, welche sehr wenig veränderlich und wasserhell sind. 
Um den Brechungsindex rasch und sehr genau zu finden, ist 
nichts bequemer, als das von mir construirte Dispersiousparallele- 
piped, bestehend aus einem Bergkrystall- oder Kalkspathprisma von 
60 — 75^ brechendem Winkel und an ein Flüssigkeitsprisma mit glei- 
chem brechenden Winkel angelegt bei entgegengesetzter Lage. 
Das so entstehende Parallel epiped gibt ein 2 — 4mal so langes 
Spectrum, als ein Prisma von 60^ aus schwerem Flintglase pder 
Schwefelkohlenstoff bei der Minimalablenkung, dabei sehr scharf be- 
grenzte Spectrallinien, die weit bis ins ultraroth und ultraviolett 
sichtbar sind. 
Da der Brechungsindex des Bergkrystalls genau bekannt ist, 
ist es leicht, den Brechungsindex für die Flüssigkeiten oder Gallerten 
zu finden, und zwar mit einer 2 — 4fachen Genauigkeit gegen die 
Bestimmung mit einem einzelnen Prisma. 
In dieser Weise fand ich die Brechungsindexe der Flüssigkeits- 
Gemenge durch eine einfache Ablesung der Lage der Spectrallinien 
mit grosser Genauigkeit, und es zeigte sich, dass solche Gemenge 
gefunden werden können, die ganz dieselbe Wirkung auf die Farben- 
Strahlen haben, wie Crowglas von 5 — (r und ii, sonach der Bedingung: 
D — B G — D _ H—G _ 
D' — B^ " G'-^D' - H^G^ ~ constans 
vollkommen entsprechen. 
Dabei kann der Brechungsindex von 1*64 bis 1'54 und weniger 
betragen, so dass die von der Theorie geforderten Wierthe der Bre- 
chung und Dispersion erhältlich sind, und sonach die Aplanasie und 
absolute Achromasie des Linsensystems durch die Wahl der Flüssig- 
keit sich von selbst ergibt. 
Dabei ist es bei der grossen Auswahl geeigneter Stoffe thunlich, 
die Wahl so zu treffen^ dass die Änderung der Brechung und Disper- 
sion mit der Temperatur sehr klein ausfällt und nahezu gleich der 
des Crownglases oder Bergkrystalles, diess ist namentlich für photo- 
graphische Objective wichtig. 
Der Unterschied zwischen optisch und aktinisch korrigirten 
Linsen entfällt hier überhaupt gänzlich, nachdem ein absoluter Achro- 
