490 
Aber selbst diese kleinen Divergenzen der partiellen Zerstreu- 
ungsverhältnisse kann man nocb weiter reduzieren, in dem man eine 
Mischung von Alkohol, Benzol und Cinnamylwasserstoff macht, wo- 
durch bloss das Brechungsverhältniss mehr geändert wird, viel we- 
niger das Zerstreuungsverhältniss, die Werthe der partiellen Zerstreu- 
ungsverhältnisse rücken dabei einander noch näher, 
Ebenso gibt Alkohol, Benzol und Anethol, sowie Alkohol, Benzol 
und Schwefelkohlenstoff sehr brauchbare Gemenge mit fast identi- 
schen partiellen Zerstreuungsverhältnissen von B bis H. 
Werden diese Gemenge noch mit 3—6 Prozenten eines Ölsäu- 
ren, Palmitinsäuren oder stearisauren Salzes versetzt, so erhält 
man eine Gallerte durchsichtiger und wasserheller, als das beste 
Crown- oder Flintglas, die zwischen die beiden Glasflächen gepresst 
und hermetisch geschlossen, so dass kein Verdunsten stattfinden 
kann, ein äusserst stabiles ist, der Änderung durch Schlierenbildung 
in Folge raschen Temperaturvariationen nicht unterliegt. In einzel- 
nen Fallen ist die Änderung der Zerstreuung durch die Temperatur 
sehr mässig und jener des Crownglases nahezu proportional, so dass 
das Zerstreuungsverhältniss durch Temperaturänderungen kaum merk- 
lich verändert wird. 
Als normales Crownglas will ich die Sorte von Frauenhofers 
Crownglas annehmen, deren Brechungsverhältnisse sind: 
B — 
1-5258 
1-5361 
B — 
A — 
22 
F — 
E- 
30 
1-5269 
G — 
1-5417 
C — 
B- 
11 
Fz=z 
56 
D z= 
1-5296 
H = 
1-5466 
D — 
c— 
27 
Gz=i 
49 
Ez=z 
1-5330 
A ~ 
1-5236 
E — 
D — 
34 
Az= 
230 
G — D=m 
G — B 121 
= 4-48 
2> ~- C 27 
Man kann nun zu diesem Glase die Brechung und Zerstreu- 
ung suchen, welche die Fltissigkeitsgemenge geben und die passend- 
sten davon auswählen. Mittelst des Dispersionsparallelepipedes geht 
diess schnell und mit grosser Präcision vor sich ; so dass der grosse 
Zeitaufwand für die gewöhnliche Bestimmungsweise aus der Minimal- 
abweichung gänzlich entfällt. 
Mit vielen Flüssigkeiten ist der mittlere Strahl nahezu gar 
nicht abgelenkt, wenn man ein Bergkrystallprisma parallel zur Axe 
geschnitten anwendet, und es sind sonach die Messungen im Felde 
des mit einem Ocularschraubenmikrometer versehenen Fernrohrs vor- 
nehmbar, also höchst bequem und rasch durchführbar. 
