191 
Alors nous eâmes \"\âèo d'observer avec 
un bon soxtant ilos hauieurs cii ounum^ri- 
diennos dii soleil dans les bot ils opposas 
do la }^,laco ; oos hauicnirs,, réJuiios «no à 
une en hautoms moi idiiMuies oicompam»s 
}>ar patres, donnaionl l'anjjle loiiné par les 
deux tan{ïonlos aux points d'obs<M v;Uian. 
C'est aittsi que nous trouvftii)o.s que la sur-- 
faco de tous les. horizons do divcrsos con- 
structions que nous eûmes 1 occavsioii de 
vérifier appartenaietu a des courbes. Ce 
moyen . déjà supérieur à celui de l'exa- 
men avec une lunelie , ne faisait encore 
connaître que les inclinaisons de deux 
points delà clace, mais nullement le.^ cour- 
bures partielles des différentes jiurties n'es 
surfaces. 
C'est en réfléchissant au moyen de 
trouver un modo de vériHcalion meilleur, 
qu' Amédée Racine cul l'ingénieuse idée 
de rapprocher beaucoup les pointes d'un 
niveau sensible destiné à caler les hori- 
zons , et de le promener ainsi de centi- 
mètre en centimètre sur différents dia- 
mètres des glaces à exatniner, en lisant à 
chaque changement de position les extré- 
mités de la bulle. 
La diiférenoe des leciures entre chaque 
position du niveau donne la différence 
d'inclinaison entre ces positions ; on peut 
donc niveler une glace , connaître le.s dé- 
fauts, les ondulations de chaque point, 
avec une précision extrême qu'aucune 
autre méthode ne peut donner. Nous l'a- 
vons toujours employé a>ec succès; elle 
He demande que peu de temps, et permet 
de juger en quelques niii:utes de la qua- 
lité d une glace. 
C'est grâce à elle que trouvant, en 
juillet 1841, au Havre, un horizon de 
M. Schwarts beaucoup mieux monté et 
plivs solidi ment établi que ceux que j'a- 
vais vus précédemment, j'ai [)u à l'instant 
même m assurer que la glace en était aussi 
fort supérieure. 
Au puint de précision où, e;: surveillant 
et réunissant les efforts de nos plus ha- 
biles artistes, on a pu amen'.'r les instru- 
ments de réflexion ( Cr-rcles et sextants ) , 
il était regrettable que les horizons artiii- 
' crels, qui paraissent toujours bî^ns aa 
commun des observateurs , peu soucieux 
d'exaraiiier la précision dont un instru- 
inent est susceptible, laissassent beaucoup 
â désirer. 
L'établissement d'instruments d'optique 
de MM. Utzschneider et Fraunhofer à Mu- 
nich ayant une grande réputation , nous 
nous adressâmes, l'an dernier, à ces ar- 
tistes pour obtenir deux glaces de 6 cen- 
timètres sur 11 , pour un toit d'horizon à 
mercure. Au lieu de deux glaces de cette 
dimension, je ne sais par quel malentendu 
ils m'en envoyèrent une seule de forme 
circulaire et d'un diamètre de 12 centi- 
mètres ; nous la pensions parfaite d'après 
son origine et son prix (elle coûtait 200 fr.) ; 
aussi ne fiimes-nous pas peu surpris, en 
la plaçant devant une lunette dans diffé- 
rentes positions, de voir nos mires méri- 
diennes osciller ! Nous la mîmes dans une 
monture de M. Schwarts , d'une bonne 
construction, pour la vérifier sur ses deux 
faces avec un soin minutieux. 
Nous employâmes à cette vériScation 
un excellent niveau d'Ertel de Munich, 
monté par M. Schwarts dans un nouveau 
système qui a l'avantage de ne jpas changer 
la courbure de la fiole. 
Il résulte de 540 lectures des extrémités 
.de.la bulle, faites sur les deux surfaces, 
que celte glace est une des plus médiocres 
qn'on puisse rencontrer, et que de plus 
LT.CIIO DU MONDE SAVA^T. 
olle a le déftiutdrétvo irrégulièrement fau- 
tive. 
Uacine, à l'aide do nos observations 
comnmnes, a construit les trois coupes, 
ou, pour mieux dire, les ais nivellements 
des diamètres marquées à l'encre de Chine. 
1^'apiès la ba«e de eluupie ])artie 
— S()""",(5;î , une seconde d'inclinaison 
donne un dix- inilliènte de millimètre dans 
les hauteurs, et comme cette quantité a été 
augmentée dans le rapport de 1 à lOOOO , 
il en résulte qu'un millimètre sur les hau- 
teurs correspond â une seconde d'incli- 
naison dans les glaces. Il suffira de jeter 
un cou|) d'œil sur les trois coupes pour 
voir combien cette glace de Munich est 
mauvaise et impropre aux observations. 
Les chiffres qui se trouvent avec un 
signe entre les lignes verticales expriment 
les inclinaisons de chaque portion de la 
glace, quand les points extrêmes sont de 
niveau. 
Maintenant, nous allons donner comme 
point de comparaison les mêmes nivelle- 
ments exécutés sur la surface supérieure 
de la glace noire de l'horizon de Schwarts, 
acheté au Havre en 1841. Cet ingénieur 
prend ses glaces chez M Radiguet, opti- 
cien, boulevard de Filles-du-Calvaire, 17. 
Les inclinaisons de celte dernière glace 
et leur régularité prouvent, ce nous sem- 
ble, qu'elle a été travaillée au tour ou par 
un mou\ement circulaire ; elle est de la 
classe faite pour le commerce, et coûte un 
prix fort modéré , je crois 15 fr. , tandis 
que celle exécutée à Munich Ta éié sans 
limite de temps et de prix. Elle coûte treize 
fois pliis, ce qui est énorme ; et pourtant 
elle présente des erreurs infiniment plus 
considérables, et. qui pis est, fort irrégu- 
lières , de manièrci que dairs la pratique 
des observations elles ne peuvent guère 
être éludées. 
La glace de M. Radigucl est concave; 
il est probable que cet artiste , qui est si 
supérieur aux artistes anglais et allemands 
par la perfection de son travail , arrivera 
à une précision qu'on n'aurait osé espérer 
il y a quelques années : grâce à lui , nous 
sommes'parvenus à garnit nos instruments 
de réfioxion de miroirs |)ai faits, cl près 
desquels les miroirs de MM. Dolloiid et 
Troughton , qui avaient autrefois une 
grande réputation , paraissent tous au- 
deîsous du .médiocre. Nous pensons que 
ce nouveau moyen de vérifier les surfaces 
sera utile aux artistes, et nous nous esli- 
merons heureux si les recherches d'Amé- 
dée Racine ont facilité les vérificalions 
dont ils ont continuellement besoin. 
JRIÊTSOXLOX.OGIS. 
Sur le rayojmement de la neig^e. 
J'ai commencé quelques observations 
pour savoir si la neige qui couvre les sols 
ensemencés se comporte comme un écran, 
pour les préserver du rayonnement noc 
lurnc. Malheureusement la neige a disparu 
deux jours après ma première observation. 
J'avais, 1° un thermomètre sur la neige , 
mais sa boule était recouverte pendant la 
nuit d'une couche de neige en poudre 
d'environ 2 à 3 millimètres d'épaisseur ; 
2° un thermomètre dont la boule se ti cu- 
vait placée sous la couche de neige; ceue 
boule d'un côté touchait à la terre ; 3° un 
thermomètre à l'air libre, à 12 mètres au- 
dessus du sol, au nord d'un bâtiment, et 
à l'abri d'un trop grand rayonnement. 
La couche de neige avait ()",1 d'épais- 
seur; elle recouvrait un champ ensemencé 
en blé rautonmo dernier. Le soleil don- 
nait en plein sur ce champ couvart dô 
neige les jours où j'ai observé. 
11 février 1842. — Lo soleil a dOnné 
toute la journée sur le champ. 
A cinq lioures et demie du soir, le si leil 
est depuis une domi-heui e caché derrière 
les montagnes. 
Thermomètre sous la neige 0" ; 
Id. sur la neige — 1"',5 ; 
ïd. dans l'air -j- 2", 5. 
Le ciel sans nuage, l'air très calme. 
12 février. — La nuit a été très belle, 
pas de nuage , air calme. 
A sept heures du matin , le soleil n'est 
pas encore sur le champ. 
Thermomètre sous la neige — 3%5 ; 
Id. sur la neige — 12" j 
Id. dans l'air — 3°,5. 
A cing heui es et demie du soir, le soleil 
est derrière les montagnes. 
Thermomètre sous la neige 0° ; 
Id. sur la neige — r,4 ; 
Id. dans l'air -\- 3",0. 
13 février. — A sept heures du matin, 
l'air un peu agité, ciel gris. 
Thermomètre sous la neige — 20.0; 
Id. sur la neige — 8°, 2 ; 
_ld. dans l'air — 3", 8. 
A cinq heures et demie du soir, air 
calme, ciel décou\ert ; le soleil est caché 
depuis quelque lemijs. 
Thermomèue sous la neige o°>0; 
Id. sur la neige — 1",0 ; 
Id. dans Kair -j- 4%5. 
14 fé\ ! ior. — A sept heures du matin , 
vent d'ovi; t, pluie fine. 
Thermomètre sous la neige 0° ; 
Id. sur la neige -)- 0°j5; 
M. dans l'air ~j- 2". 
BoUSSINGAUtT. 
Iffote sur les points ses plus froids de ia terre , 
,par:B£. £).-£. XSigaperiey. 
" A l'occasion d'une communication faite 
par M. Babinet reli'.tivorrtent au moyen de 
rendre la formule de M. Biewster appli- 
cable au cas de deux pôles d'abaissement 
de icmpéraltire ayant des intensités dif- 
férentes, je ferai remarquer que diaprés 
la manière dont la chaleur est distribuée 
le long de chaque méridien terrestre entre 
l'équateur et les régions glaciales , il est 
impossible de trouver une loi unique qui 
soit capable de satisfaire à la recherche 
de ia température en un point quelconque 
de ces méridiens, notamment en un point 
quelconque des régions polaires ,.où le 
plus grand désordre est la conséquence 
du mouvement des glaces. Il suffit do je 
ter les yeux sur la carte des lignes ther 
maies de l'hémisphère nord , publiée en 
1838 par M- Berghaus, pour s'en convain- 
cre, et pour s'assurer en même temps que 
les deux pôles de température qui sont 
indiqués dans celte carte ne sont nul- 
lement justifiés par les ^lignes thermales 
qu'un grand nombre d'obsel^valions a per- 
mis de tracer avec exactitude. Si dans la 
courbe qui représente — 5" de tempéra- 
ture l'on veut achever de tracer celles de 
— 10" et de — 15", dont on ne connaît 
tout au plus que les portions comprises 
dans l'Aidéiique septentrionale et dans 
r M - , on anive, parle fait d'une inter- 
